808 GRAPHIQUE (Methode). 



Le chronographs de MAC KENDRICK ressemble, dans ses parties essentielles, a 1'appa- 

 reil de Du BOIS-REYMOND, seulement la plaque de verre est portee par un chariot qui se 

 deplace sur des rails. 



Le myograpfte a ressort (Federmyographion) de MARES (1891) se compose d'une plaque 

 de metal pesant un kilo et se deplacant horizontalement 



Le mouvement est provoque par la detente de deux forts ressorts en spirale. 



II. La chute d'un poids, au lieu de mettre en mouvement un cylindre, peut provoquer 

 le deplacement d'une plaque enregistrante. 



HARLESS (1860), le premier, a employe un appareil de ce genre, base sur le principe 

 de la machine d'AxwooD. II obtenait de la sorte une vitesse d'un millimetre par 

 0",001208 de seconde. 



JE.NDRASSIK (1873) a construit un appareil de grande precision base sur le principe de 

 la machine d'ArvrooD. En variant le poids moteur, il a obtenu les vitesses suivantes : un 

 millimetre en 0"OOI86; 0", 00150; 0",00133, etc. 



Al'Inslitut f/e Physiologic de KUNIGSBERG on peut voir un appareil de ce genre, c'est- 

 a-dire forme d'une plaque qui descend verticalement entrc deux rails par suite de la 

 descente d'un poids. 



Dans le chronographe de SMITH (1890) une plaque de verre enfume'e estfixee sur un 

 chariot qui se deplace horizontalement sur des rails longs de deux metres environ. 



III. Dans le kymographion de WILKINS, une plaque est mise en mouvement par un 

 moteur a eau. La plaque, equilibree par deux poids, descend verticalement entre deux 

 rails. Une corde attachee a la plaque s'enroule sur 1'arbre d'une poulie mise en mouve- 

 ment par le moteur a eau. 



IV. II exisle des appareils enregistreurs formes d'une plaque se deplacant horizon- 

 talement ou verticalement sur des rails, et mis en mouvement par un mecanisme d'horlo- 

 gerie. Un tel dispositif, en petit, se retrouve dans des appareils enregistreurs employes 

 en physiologic, comme par exemple dans le sphygmographe direct de MAREY. 



V. On peut enregistrer un mouvement sur une plaque de verre collee a une branche 

 de diapason, comme Font fait KLUNDER et HENSEN (1868-69). Le diapason portant la 

 plaque se deplacait verticalement en face de la plume enregistrante. 



$ III. -- Appareils enregistreurs a (Usque tournanf. 



C'est VALENTIN qui,le premier, en 1855, a employe comme surface enregistrante un 

 disque circulaire, noirci avec du noir de fumee. 



La toupie myographigue de ROSENTHAL se compose d'un disque de verre, dont le rayon 

 est de 25 centimetres, place verticalement. -- Sur 1'axe du disque se trouve une poulie 

 autour de laquelle s'enroule une corde. Cette corde, qui porte un poids, passe sur une 

 poulie fixee a la partie superieure d'une machine d'ATwooo. - - La chute du poids 

 entraine le mouvement du disque. La vitesse de rotation du disque varie entre un tour 

 en 2 secondes, ou un tour en 1 seconde 1/2. - - En general, le disque fait un tour en 

 0",75 ; un centimetre de la periphe"rie du disque correspond a 0",00b ; comme vitesse 

 maximum on a 2 millimetres en i, 1000 de seconde. 



CLOPATT (1900), dans ses recherches myographiques, a employe aussi un disque de 

 verre placd verticalement ; le systeme d'entrainement par un poids est analogue a celui 

 qu'a employe PICK, pour mettre en mouvement un cylindre. 



Presque tons les constructeurs d'instruments ont construit des appareils enregistreurs plus on 

 moins differents les uns des autres. -- Voici les noms de quelques constructeurs d'appareils 

 employes en physiologic: 



ALBRECHT (Tubingen); BIANCO ct CORING (Turin); FUESS (Steglitz) ; KORVISTKA (Milan); 

 KRUSICH (Prague); MOVER (Londres) ; PETZOLD (Leipzig); PEYER et FAVARGER (Neuchatel) ; REI- 

 CHERT (Vienne) ; RICHARD (Paris); SANDSTROM (Lund); SCHMIDT (Giessen); SIEMENS ct HALSKE 

 i Berlin) ; SPERI (Sienne) ; Cambridge Scientific Instrument Company ; TAINTURIER (Paris) ; VERDIN 

 (Paris) ; ZAMBELLI (Turin) ; ZIMMERMANN (Leipzig). 



