816 



GRAPHIQUE (Methode). 



Pour enregistrer les contractions musculaires, HELMHOLTZ (1852) a employe ce genre 

 d'inscription. A 1'extremite d'un levier se trouve articulee une tige verticale sur 

 laquelle est fixee la plume. - Cette premiere tige porte une deuxieme tige sur 

 laquelle on pent deplacer un poids. En rapprochant ce poicls de la tige qui porte la 

 plume, on rend de plus en plus intime le contact entre la plume et la surface enregis- 

 trante. 



On peut, an lieu d'avoir un poids qui assure le contact de la plume avec la surface 

 enregistrante, employer un ressort. Ce dispositif existe dans 1'appareil de HELMHOLTZ 

 qui se trouve a 1'Institut de Physiologic de Konigsberg, et qui est un des premiers 

 instruments de ce genre. 



Un dispositif analogue a ete employe par HERMANN; mais la plume est fixee sur la 

 partie la plus convexe d'un ressort fix6 a 1'extremite du levier. 



Dans le dispositif employe par FICK, enlre la plume et 1'extremite du levier, il y a un 

 ressort en forme d'etrier. 



Un dispositif special a el6 employe par LUDWIG et est encore en usage dans le labo- 



FIG. 87. Inscription frontale (Schema). 



ratoire de Leipzig. L'extremit6 du levier se termine par une sorte de fourcbe qui sup- 

 porte un axe tres fin. Une aiguille incurvee est mobile sur cet axe. L'extremite inferieure 

 de cette aiguille appuie sur la surface enregistrante ; son extremite superieure est atta- 

 cbee au bout d'un fil en caoulcbouc. L'autre bout de ce fil est attache a une piece 

 mobile sur le levier. Suivant la direction du fil en caoutchouc, 1'aiguille appuie plus 

 ou moins sur la surface du cylindre enregistreur. 



Dans le dispositif employe par VIERORDT la plume s est fixee a une sorte de paral- 

 lelogramrne de WATT p porte" par deux leviers a 1 eta-. Le mouvement qu'on etudie est 

 transmis au levier a 2 . 



Dans 1'inscription frontale, avec n'importe quel disposilif mecanique, le mouvement 

 etudie ne s'inscrit pas dans toutes ses phases avec la meme amplification. Quand le 

 levier est souleve, le bras de levier enregistreur est plus long que quand le levier est 

 en has; les amplifications sont done moins grandes quand le mouvement commence. 

 Par contre, le frottement est beaucoup plus grand au commencement du mouvement que 

 quand le mouvement atteint son maximum. 



La figure 87 montre comment, au fur eta mesure que le levier as 1 s'eleve eu s 2 et s 3 , 

 il faut, pour que la plume louche toujours la surface enregistrante, que le levier s'allonge. 

 Get allongement est obtenu grace a la mobilite de la partie qui supporte la plume. 



