818 



GRAPHIQUE (Methode). 



pression mettent en mouvement cette membrane elastique de 1'appareil re"cepleui 

 (second espace clos). Les mouvements de la membrane du deuxieme espace clos sont 

 la reproduction, en sens inverse, des mouvements de la membrane du premier espace 

 clos. En enregistrant a 1'aide d'un levier les mouvements de 1'appareil recepteur, on 

 a la forme des mouvements du corps qui agit sur 1'appareil explorateur (premier espace 

 clos). 



Les appareils enregistreurs, dans la transmission par 1'air, affectent trois sortes de 

 formes : 1 de tambour; 2 de piston; 3 de soufflet. 



Dans \episton-recorder, il n'y a pas de membrane deformable. Dans cet appareil, I'air 

 ne fait que se deplacer entre 1'appareil explorateur et la partie mobile de I'inscripteur, 

 tandis que dans le tambour a levier I'air subit a la fois une compression et un leger 

 deplacement. 



Le soufflet enregistreur, comme le piston-recorder, est un appareil a deplacement. 



Les appareils explorateurs des mouvements affectent des formes tres diverses, selon 



FIG. 88. Deux tambours explorateurs, dont les leviers (a et b) sont relic's entre eux, transmcttent le 

 mouvement qu'on imprimc a leur tige commune a deux tambours rdcepteurs, dont les leviers (a 1 et b'} 

 tracent fidelemcnt la forme du mouvement recju. 



1'organe auquel ils s'appliquent. On en trouvera les descriptions dans les cnapitres 

 consacres a 1'etude des applications de la methode graphique en physiologie. 

 Pourtant, quelle que soit leur forme, leur partie essentielle est presque toujours un 

 tambour a air, c'est-a-dire une cuvette metallique sur laquelle est tendue une membrane 

 de caoutchouc; sur cette membrane se trouve le plus souvent colle un disque me'tal- 

 lique, qui, par des pieces intermediates, est mis en relation avec 1'organe dont on veut 

 etudier les mouvements. 



A) Le tambour enregistreur de MAREY se compose d'une cuvette metallique circulaire 

 (de 30 a 50 millimetres de diametre) a bords recourbes. Sur ces bords est attachee 

 une membrane de caoutchouc. Sur cetle membrane est col!6 un petit disque d'alumi- 

 nium ; au centre du disque est fixee une piece d'articulation ; cette piece relie la mem- 

 brane a un levier inscripteur. La double articulation est necessaire pour assurer la 

 mobility parfaite du levier. Gelui-ci a 1'une de ses extremites tourne librement autour 

 d'un axe horizontal. 



Le levier est metallique en partie. Dans un manchon qu'il supporte on place une 

 lame de bambou, de jonc, ou une tige de paille qui porte a son extremite une plume 

 en corne ou en papier. La forme du levier enregistreur est done identique a celle des 

 leviers qui inscrivent directement un mouvement quelconque. 



La partie metallique de ce levier presente une fente, le long de laquelle glisse la piece 

 a. double articulation qui reunit le levier a la membrane du tambour. Ce glissement a 

 pour effet d'amplifler ou de diminuer 1'etendue des oscillations. Un meme deplacement 

 de la membrane du tambour imprimera au levier une oscillation d'autant plus grande 



