GRAPHIQUE (Methode). 



819 



que ce emplacement sera transmis par la piece intermediaire a un point plus rapproche 

 de 1'axe de pivotement du levier. 



En faisant glisser le long du levier la piece qui terniine en haul la piece intermt>- 

 diaire entre le levier et le tambour, celle-ci cesse d'etre verticale. Pour la redresser, 

 on tourne une vis de reglage qui, faisant avancer ou reculer le tambour, le rainene au- 

 dessous du point ou le mouvement de la membrane se transmet au levier dans les 

 conditions les plus favorables. Un levier solidaire du support de 1'axe du levier sert a 



H 

 L 



FIG. 89. Tambour enregistreur de MAREY. 



donner a la plume une position convenable dans le plan vertical et le ramene a 1'hori- 

 zontalite. La longueur du levier du tambour varie de 10 a 15 centimetres. 



RUMMO a perfectionne le tambour enregistreur de MAREY en ajoutant a la virole, qui 

 sert a fixer Je tambour sur un support, une vis tangente qui permet de mettre le style 

 inscripteur au contact de la feuille de papier du cylindre avec beaucoup de precision. 



Le tambour enregistreur de CHAUVEAU presente une vis d'avance et dc recul qui per- 

 met le reglage de la plume sur le papier. 



VERDIN a construit un tambour qui presente a la fois le systeme de reglage du tam- 

 bour de RUMMO et celui du tambour de CHAUVEAU. 



Dans le tambour enregistreur de BRONDGEEST, le style enregistreur repose sur un cou- 



CH^VIiRDIN Q 



FIG. 90. Tambour enregistreur de CHAUVEAD. 



teau colle sur la membrane du tambour. Le contact du levier et du couteau est assure 

 au moyen d'un anneau de caoutchouc. 



Le tambour de COOP presente un levier enregistreur qui amplifie doublement les 

 mouvements de la membrane du tambour. Le levier place au-dessus de la membrane 

 s'articule a charniere avec un autre levier qui porte la plume. Le support de 1'axe de ce 

 deuxieme levier est fixe sur la cuvette du tambour. Le tambour presente un diametre 

 de 30 millimetres; le levier enregistreur est long de 80 millimetres. 



Dans le tambour de GRUNMACH (1876), le levier enregistreur est equilibre par mi 

 contrepoids. La longueur du levier esl de 220 millimetres; le point d'attache de la 

 membrane du tambour au Jevier est a 5 millimetres de distance de 1'axe du levier ; 

 1'amplification des mouvements de la membrane par le levier est e"gale a 44; cetle 



