GRAPHIQUE (Methode). 829 



Pour cela, on place dans le circuit d'une meme pile un interrupteur et les signaux 

 qu'on veut regler. Leurs styles enregistreurs sont au contact d'une surface enfumee 

 animee d'une translation rapide. En faisant, a 1'aide de I'interrupteur, des fermetures 

 et des ruptures de courant, on voit si les signaux s'annent ou se desarment simultane- 

 ment. En general cela n'a pas lieu. On commencera alors par regler 1'egalite de la 

 rupture; pour cela on agira sur les petits ressorts tenseurs du contact en fer doux : on 

 araiera davantage celui dont le mouvement est le moins rapide. Avec quelques essais 

 et UUonneiueuts, on arrivera rapidement a un resultat satisfaisant. Puis on s'occupera 

 de regler la simultaneite dans les indications du commencement du passage du courant ; 

 il siiffira pour cela d'agir sur la vis de reglage qui rapproche ou eloigne le contact en 

 fer doux de 1'electro-aimant. Ge petit reglage se fait rapidement, et des lors les signaux 

 fonctionnent simultanement. 



IV. -- Grai'ure Mcctrique. 



Voici un mode d'enregistrement qui pourrait, peut-etre, trouver uue application 

 a 1'inscription electrique des phenomenes. -- 11 a ete employe par PLANTE (1878) pour 

 graver sur verre. 



On recouvre la surface d'une lame de verre ou d'une plaque de cristal avec une 

 solution concentree de nitrate de potasse. On fait plonger dans la couche liquide, le 

 long des bords de la lame de verre, un fil de platine horizontal, communiquant avec les- 

 poles d'une hatterie secondaire de 50 a 60 elements. Tenant a la main 1'autre electrode 

 formee d'un fil de platine, on louche le verre recouvert de la mince couche de solution 

 saline. Un sillon lumineux se produit partout ou louche 1'electrode. Quelle que soit la 

 rapidite avec laquelle on ecrit, les traits se trouvent nettement graves sur le verre. II 

 faut un courant moins fort pour graver avec 1'eleclrode negative. 



VI 

 Chronographie. 



Pour analyser un phenomena dont on a le trace, il faut connailre avant tout la 

 vitesse avec laquelle s'est deplacee la surface enregistrante pendant 1'experience. 



Quand on emploie une surface enregislranle mise en mouvement par un mecanisme 

 d'horlogerie bien regulier, il suffit de connaitre la vitesse de rotation du cylindre, car 

 d'apres eile on peut estimer la duree d'une etendue quelconque de I'abscisse. 



La vitesse de rotation d'un cylindre peut etre determinee tres facilement de la fac,on 

 suivante : on fait tracer, par une plume enregistrante, sur le cylindre au repos, une 

 ligne verticals; cette ligne servira de point de repere; elle donne le moment a partir 

 duquel il faut determiner le temps. En mettant le cylindre en mouvement, on compte 

 le nombre des passages du repere devant la plume en un temps determine' a 1'aide d'une 

 montre (1). Pour avoir la vitesse, il faut diviser le nombre de minutes ou de secondes, pen- 

 dant lesquelles on a compte les tours, par le nombre de tours observes. Soit par exemple 

 un cylindre qui fait 4 tours en 160 secondes. En faisant la division de 160 par 4, on voit que 

 la duree d'un tour est de 40 secondes. Si le cylindre presente une periphe'rie de 500 mil- 



40 

 limetres, une abscisse d'un millimetre representera ^- = 0",08. 



OUU 



Avant d'apprecier la vitesse de rotation, il faut d'abord laisser au cyliudre le temps de 

 faire quelques tours pour acquerir un mouvement regulier. On ne doit pas non plus faire 

 cette determination quand le cylindre est pres de s'arreter, car alors sa vitesse est 

 moindre qu'au debut. 



La determination do la vitesse de translation d'une surface enregistrante a 1'aide 

 du precede que nous venous de decrire, est lente et ne s'applique qu'aux surfaces cylin- 



(1) Les ancieus cylindres em'egistreurs, comme ceux d'HELMHOLxz et de VOLKMANN, etaient 

 pourvus de comptenrs de tours. 



