CRAPHIQUE (M6thode). 857 



Tecran d'observation les rayons venant du galvanometre, a Taide d'un miroirplan tour- 

 nant a une vitesse uniforme autour d'un axe de rotation compris dans le plan de devia- 

 tion. Le mouvement du miroir est entretenu par un mecanisme d'horlogerie ou par un 

 moteur electrique. Quand le moteur est synchrone et alimente a la meme source que 

 le courant qu'on veut etudier a 1'aide de 1'oscillographe, les images projetees a chaque 

 tour du miroir se superposent. 



FROLICH (1887) a employe un miroir cylindrique polygonal ayant un nombre de faces 

 reflechissantes egal a celui des champs du moteur synchrone ou a un sous-multiple, 

 de sorte que les images successives obtenues sur Te'cran se superposent. 



ABRAHAM (1896) a remplace la rotation du miroir par une oscillation produite par 

 une came qui lui donne un mouvement d'aller lent proportionnel au temps, suivi d'un 

 brusque retour aide par un ressort. Le mouvement de la came est entretenu soil par 

 un pendule soil, de preference, par un moteur synchrone. Le miroir oscillanl donne 

 la vision continue plus simplement que le miroir tournant polygonal et sans la cause 

 d'erreur, assez importante et croissante avec Tangle d'incidence, qui resulte pour ce 

 dernier de Tecartement existant entre 1'axe de rotation et le plan des miroirs. 



Le synchronoscope a miroir oscillant de BLONDET, (1897) pre"sente 1'avantage d'eviter 

 la perte de lumiere due a la reflexion. Dans ce dispositif optique on donne au point 

 eclairant lui-me'riie un defacement vertical uniforme. Pour cela, on fait tourner devant 

 une fente verticale eclaire"e par un projecteur (dont le foyer conjugue est sur 1'oscillo- 

 graphe) soit un filament vertical de lampe a incandescence, soit un disque perce de 

 fentes radiales, rectilignes si Tangle de deplacement est tres faible, ou en forme de 

 developpante, si cet angle depasse 18. Ce disque est entraine par un moleur syn- 

 chrone aux courants alternatifs etudies. Les effets dus a chaque fente se superposant, 

 on a la vision continue. 



Pour la photographic des courbes de Toscillographe on remplace 1'ecran par une 

 plaque sensible avec obturateur instantane. 



4. Dans certains appareils tres delicats, comme par exemple dans les oscillographes, 

 il est indispensable d'une part de reduire les dimensions du miroir le plus possible, et 

 d'autre part il faut que Teclairement du spot soit suffisamment grand pour avoir une 

 image photographique rapide. Ces deux choses sont difficiles a concilier, etant donnee 

 la formule de Teclairement du spot qui est la suivante : 



(1 a) s z' 

 



en appelant a le coefficient d'absorption totale des rayons dans leur trajet a travers 

 le projecteur et Toscillographe; s la surface eclairee du miroir; / la distance de celui- 

 ci au spot; i Te'clat de Tare ; (3 le coefficient de diffusion du verre de"poli. 



BOYS a eu Tingenieuse ide"e, pour diminuer la surface du miroir de Toscillographe, 

 de concentrer verticalement les rayons qui en proviennent par une lentille cylindrique 



FIG. 120. Dispositit de BOYS pour la concentration des rayons (BLONDEL). 



a axe horizontal (C) (fig. 120), qui permet leur libre deviation dans le sens horizontal. 

 La source de lumiere est une fente verticale eclairee par le projecteur, dont les miroirs 

 plans des oscillographes, precedes d'une lentille plan convexe spherique, donnent des 

 images conjuguees. La lenlille (C) reduit chacune de ces droites lumineuses a un point 

 rectangulaire ayant ponr hauteur celle du miroir correspondant, reduite dans le rap- 



