GRAPHIQUE (Methode). 885 



ce tube louche le mercure, de cette fac.on la tendance du mercure a monter sur le llot- 

 teur se trouve diminuee. Le poids de ce llotteur est de I 6r ,8 seulement, tandis que 

 celui du flotleur du kymographion de LUDWIG est de 4s r ,4. 



KLEMENSIEWICZ, dans ses recherches sur la pressiondu sang dans les veines, a employe" 

 aussi des manometres a llolteur tres leger forme par uue tige creuse, fermee a ses 

 deux bouts par des membranes en caoutchouc. 



Les physiologistes se sont appliques a diminuer non seulement le poids du flotteur, 

 mais a reduire aussi la quantite de mercure mise en mouvement. Ainsi ROY utilise un 

 tube rnanometrique de tres faible diametre interieur. Dans son manometre, 1'anneau 

 qui guide la lige du flolteur est place au-dessus du point d'attache de la plume ecri- 

 vante. 



CHAUVEAU a fait construire un grand appareil de laboratoire pour lequel il se sert 



FIG. 132. Trace de la pression sanguine. Chute de la pression due a 1'arret du coeur 

 a la suite de 1'excitation du nerf pneumogastrique. 



du manometre a flotteur. Gelui-ci est muni d'un fil passant sur des poulies et tendu 

 par un contrepoids. A un point du fil est placee une plume ecrivanle qui suit les mou- 

 vemenls du fil et par consequent ceux du mercure. (Voir le schema dans DOYON et 



MORAT. Trade de Physiologic, in, 138, fig. 71.) 



2. La pression enregistree par le rnanomelre n'est connue que grace a la mesure de 

 la distance qui separe le trac6 obtenu de la ligne du zero de pression. Pour obtenir le 

 trace du zero de pression, on procedede la fayou suivante:La canule arterielle,qui relic 

 1'artere au manometre, au lieu d'etre placee dans 1'artere, est plongee dans un vase 

 plein de liquide place a la hauteur de 1'artere dans 1'interieur de laquelle on veut con- 

 naitre la pression. Le trace enregistre" par la plume du flotteur dans ces conditions 

 represente 1'abscisse ou la ligne de zeYo de pression. 



Quand il s'agit d'uu enregistrement de pression fait sur papier sans fin, il suffit 

 d'avoir 1'indication de la position de 1'abscisse au commencement et a la fin ; en pliant 

 le papier, et en le percent a Faide d'une epingle, on obtient la position de 1'abscisse 

 pour le restant du trace. 



3. II est souvent interessant de n'avoir que 1'inscription de la pression maximum ou 

 minimum dans le creur. Dans ce but, on emploie un manometre a maxima ou a minima. 



