886 GRAPHIQUE (Methode). 



Pour obtenir ces indications avec un manometre ordinaire a mercure, GOLTZ et 

 GAULE ont employe le dispositif suivant : 



La sonde cardiaque est bifurquee ; avant d'arriver au manometre a mercure, ces 

 deux branches se reunissent en un seul tube. Sur une des brandies de bifurcation se 

 trouve placee une soupapp. Si cette soupape est disposee de telle sorte qu'elle empeche 

 la colonne mercurielle de tomber entre deux systoles, la masse de mercure s'eleve a 

 chaque systole jusqu'au niveau qui correspond a la plus haute pression atleinte dans 

 le cceur au cours de l'expe"rience. Si, au contraire, la soupape est renversee, on ne peut 

 plus enregistrer que le minimum de la pression qui existe dans le coaur. Le mano- 

 metre devient, dans ce cas, un manometre k minimum alors qu'il etait manometre a 

 maximum dans le premier cas. 



Le manometre a mercure n'est minimal ou maximal que si la branche de bifurca- 

 tion sans soupape est fermee ; autrement, il fonctionne comme un manometre ordi- 

 naire qui n'enregistre que la pression moyenne, car ses sommets superieurs sont 

 au-dessous de la pression maximum et ses sommets inferieurs au-dessus de la pression 

 minimum. Ce phenomene esl du a 1'inertie de la colonne mercurielle qui ne peut pas 

 suivre rapidement des variations qui, dans le coaur du chien, sont egales a 150 ou 

 200 millimetres de mercure environ. 



Le manometre a maxima et minima de HURTHLE se compose d'un tube recourhe a la 

 partie inferieure, pr6sentant dans sa petite branche un renflement et une soupape qui 

 s'ouvre en bas, vers I'inte'rieur du renflement. Ce renflement a pour but d'assurer le 

 contact intime du tube recourbe avec un autre tube place au-dessus. Ce tube, qui est 

 court, communique d'une part avec 1'artere, et d'autre part, par sa parlie superieure, 

 avec un tube long. Ces deux'derniers tubes ne communiquent pas directement, mais 

 par 1'intermediaire d'un tube etroit a soupape. Cette seconde soupape s'ouvre aussi 

 comme la premiere de haut en bas. Les deux tubes longs, le tube recourb6 et le tube 

 qui coiffe la seconde soupape sont remplis de mercure ; le tube intermediate entre les 

 deux soupapes, plus large que les deux premiers tubes, et qui communique avec 1'artere, 

 est a moitie rempli de mercure : sa moitie sup6rieure est remplie d'une solution anti- 

 coagulante. L'extremit6 inferieure du petit tube de la seconde soupape plonge dans le 

 mercure. II est facile de comprendre comment, quand la pression augmente,le mercure 

 penetre et monte dans le tube recourbe, et comment, quand la pression baisse, le mer- 

 cure descend dans le second tube long qui coiffe la seconde soupape. Ce dernier tube 

 indique les minima de la pression ; le tube recourbe, les maxima. 



4. Quand il s'agit de faire 1'etude de pressions tres faibles,'on emploie un manometre 

 a eau. Dans ce cas, le soulevement de la colonne de liquide est environ 14 fois plus 

 grand que le soulevement de la colonne mercurielle, a cause de la difference de poids 

 specifique qui existe entre 1'eau et le mercure (10 millimetres de mercure correspondent 

 a 136 millimetres d'eau ; et inversement, 10 millimetres d'eau correspondent a 0,74 milli- 

 metres de mercure). 



Le flotteur, dans le manometre a eau, doit etre extre'mement le"ger ; il est forme en 

 general par un petit bouchon creux, en liege, paraffine ou caoutchouc avec une tige en 

 fil de verre. Quand on emploie le liege, on le fait bouillir d'abord dans de la paraffine 

 pour boucher les trous. 



La plume inscrivante, formee par un brin de paille ou une epingle, est fixee perpen- 

 diculairement a la tige du flotteur. Un fil tendu la maintient appliquee a la surface 

 enregistrante. 



Le manometre a eau de MILNE-MURBAY est compose d'un tube en U rempli en partie 

 avec de 1'eau. Le flotteur est fixe" a un fil mince passant sur deux poulies et allant 

 s'attacher a une plume inscrivante. Le poids de la plume suffit a tendre le fil. La quan- 

 tite d'eau qui remplit le tube doit 6tre en rapport avec la pression qu'on veut etudier. 



Le manometre enregistreur universe! de LAULANIE se compose d'un tube de verre en 

 U contenant de 1'eau. Dans 1'une des branches du tube il y a un flotteur en bougie, dont 

 rextremite" superieure est relive avec un levier inscripteur par un fil qui passe sur une 

 poulie. 



