890 



GRAPHIQUE (Methode). 



2. Les hemomanometrographes elastiques se composent, en general, d'un tres petit 

 tambour, analogue au tambour u air de MAREY, recouvert d'une membrane en caout- 

 chouc tres fine. Ce tambour communique avec 1'artere. Sur la membrane du tambour 

 appuie une lame ressort. La variation de la pression du sang provoque les deforma- 

 tions de ce ressort, deformations qu'on enregistre a 1'aide d'un levier enregistreur. Voici 

 la description de quelques appareils dont la construction est basee sur ce principe. 



Le manometre elastique de FICK (1883) se compose d'un cadre rectangulaire (e eee) sur 

 lequel sont fixes un tube (a a) tres fin, ayant un millimetre de diametre, et 1'extremite d'une 

 lame-ressort (f). Le tube aboutit a une petite capsule (un petit tambour) recouverte 

 d'une fine membrane de caoutchouc. Un petit bouton en ivoire (d), fixe sur la mem- 

 brane de la capsule, appuie sur la lame-ressort. La capsule renferme quelques gouttes 

 liquides qui assurent son etancheile parfaite ; le tube (a a] de la capsule communique 

 avec 1'artere par l'interme"diaire d'un tube de verre coude. Au debut, il y avail dans 

 1'appareil de PICK, comme moyen de transmission entre le sang et la capsule, de 1'air : 

 plu? tard, FICK a rempli tout le tube de communication avecun liquide (Fig. 134). 



Quand la pression augmente dans 1'artere, et par consequent, dans la capsule, le 



FIG. 134. Mauometre elastique de FICK. 



bouton (d} appuie sur la lame-ressort et la deforme. Les deformations de la lame- 

 ressort, extremement petites, sont proportionnelles u la pression. Les deformations du 

 ressort sont enregistrees de la fac,on suivante : I'extremite libre de la lame-ressort est 

 prolongee par une tige de jonc (g) dont I'extremite, en forme de fourche, est mise en 

 relation avec 1'extremile (h) d'un bras de levier. Le levier est mobile autour d'un axe 

 (K) fixe a une des extremites du cadre. L'une des extremites du levier (h) est pourvue 

 d'une plume qui inscrit sur une surface enregislrante les variations de la pression san- 

 guine. Un dispositif special (qui n'est pas represente sur la figure) permet d'avancer ou 

 de reculer 1'axe du levier et par conse'quent de varier ramplification des traces. Au 

 meme point du cadre ou se trouve le levier est fixe un style enregistreur immobile qui 

 trace 1'axe des abscisses. 



Le tonographe de v. FREY (1890) n'est qu'une modification de 1'appareil de FICK. Son 

 tambour (petite capsule), qui presente un diametre de 10 millimetres, regoit a sa partie 

 superieure un tube de 1,3 millimetres, form6 par une vis tubule'e. Le bouton de la 

 membrane du tambour appuie ordinairement sur la lame-ressort; celle-ci porte un 

 petit coin dont 1'arete appuie sur le levier enregistreur pres de 1'axe. Le contact entre 

 le levier et le coin est assure par un paids suspendu a un fil. L'axe du levier enregis- 

 treur est porte par une tige mobile sur le support ; cela permet de varier 1'amplification 

 du trace. Les deformations du ressort sont amplifiees de 15 a 20 fois environ. La 

 lame-ressort peut etre remplacee par des lames de differentes epaisseurs; on choisit 

 1'epaisseur de la lame selon les besoins des experiences. Le plan de 1'axe du levier 

 enregistreur peut etre varie de telle sorte qu'on peut avoir 1'inscription verticale ou 

 horizontale. Le tambour est a moitie rempli d'eau; le tube qui relie 1'artere au tam- 

 bour est rempli d'air. 



La communication du sang de 1'artere avec le liquide de 1'appareil de v. FREY se fait 

 de la fac.on suivante. Une canule metallique pourvue d'un robinet entre dans 1'artere. 

 Un tube en verre renfle, a moitie rempli d'un liquide anticoagulant, relie la canule 

 avec un tube capillaire long de 30 centimetres. Au dela de ce tube se trouve un tube 



