GRAPHIQUE (M6thode). 893 



II. H&momanometrographes elastiques a transmission. 



Les deformations d'une membrane elastique peuvent tre enregistrees a distance, 

 au moyen d'un tambour enregistreur de MAREY qui communique au rnoyen d'un tube 

 plein d'air avec 1'appareil explorateur de la pression. 



Get appareil explorateur de la pression pent presenter une membrane en caoutchouc, 

 ou bien une membrane metallique. 



1. Dans le Sphygmoscope de MAREV-CHAUVEAU (1861), le premier appareil de ce genre, 

 la membrane deformable consiste en un doigtier de caoutchouc qui coiffe un tube de 

 verre qui traverse un bouchon de caoutchouc. Ce doigtier est place dans un tube de 

 verre gros et court, ferme a Tune de ses extremite's par un bouchon de caoutchouc 

 traverse" par un tube de verre qui est relie par un tube i un tambour enregistreur de 

 MAREY. 



Le doigtier de caoutchouc, rernpli d'une solution alcaline, bien purge d'air, est mis 

 en communication avec une artere par 1'iutermediaire d'un tube. Chaque augmentation 

 de pression subie par le sang, qui penetre a Finterieur de 1'ampoule elastique, gonfle 

 I'ampoule. Ce gonflement occasionne le deplacement de Fair qui entoure Fampoule. 

 Ces deplacements de 1'air arrivent au tambour enregistreur qui inscrit de la sorte les 

 deformations de la membrane et, par consequent, les variations de la pression san- 

 guine. 



Pour donner plus de sensibilite au sphygmoscope, CHAUVEAU intercale entre cet appa- 

 reil et 1'artere un flacon a deux tubulures contenant une solution anticoagulante. Le 

 tube d'arrivee du sang plonge dans la solution, tandis que le tube de 1'appareil n'y 

 plonge pas. 



FREDERICQ (1889) a modifle le sphygmoscope de CHAUVEAU-MAREY en diminuant beau- 

 coup la cavite du doigt de gant. De cette facon, on n'a plus une trop grande quantite de 

 liquide en contact avec la membrane elastique, ce qui est une cause d'erreur. 



HURTHLE a construit un sphygmoscope, applicable aux petits animaux, compose de 

 deux tambours inegaux, places avec leurs membranes bien en face Fun de I'autre. Le 

 petit tambour, qui est reconvert d'une membrane ayant 2 mm. d'epaisseur et 

 6 mm. de diametre, presente deux tubes; un de ces tubes communique par I'interme- 

 diaire d'un catheter avec le cceur, I'autre tube sert au remplissage du tambour avec une 

 solution anticoagulante. Les variations de pression du sang imprimenl des oscillations a 

 la membrane du tambour; en variant Fepaisseur et la tension de laiuembrane, on peut 

 faire varier 1'amplitude des mouvements provoques par les variations de pression. 



Le grand tambour a air, place en face du petit, recoit les impulsions im- 

 primees a sa membrane par la membrane du petit tambour, ces deux membranes etant 

 reliees enire elles. Le grand lambour presente un diametre de 60 mm.; sur sa mem- 

 brane il y a un disque de 40 mm. de diamelre. Le tambour a air communique avec un 

 tambour enregistreur. Cet appareil est ties bon; il presenle peu d'inertie, la masse 

 liquide contenue dans le tambour etant tres petite. 



2. Le manometre nnUallique de MAREY se compose d'un vase metallique plat dans 

 lequel est placee une capsule de barometre aneroide remplie de liquide et s'ouvrant au 

 dehors par un tube qni traverse la paroi du vase enveloppant. Ce tube se termine dans 

 un llacon rempli d'une liqueur alcaline, au goulot duquel se rend un ajutage muni 

 d'un robinet. Un tube vertical de verre surmonle le vase qui enveloppe la capsule mano- 

 metrique; par ce tube, on verse de 1'eau jusqu'a ce qu'on ait rempli le vase et meme la 

 moitie du tube. 



Les variations de pression du sang qui penetre dans la capsule se traduisent par des 

 rnouvements de la paroi de la capsule et par des oscillations de Feau contenue dans le 

 tube vertical du vase. Pour inscrire ces mouvemenls, on introduit dans Ic tube vertical 

 un bouchon de caoutchouc perce et traverse par un tube qui est mis en communica- 

 tion avec le tambour enregistreur. 



TATIN a construit un manometre metallique un peu different de celui de MAREY. Dans 

 1'appareil de TATIN les valeurs absolues des pressions sont indiquees par une aiguille sur 

 un cadran qui fait partie de ['instrument. La transmission du mouvement de la mem- 

 brane aneroide a Faiguille s'opere au moyen d'un petit couleau coude, qui fait tourner 



