898 GRAPHIQUE (M6thode). 



meme a une pression qui avoisine 30 centimetres de mercure. Un quatrieme, qui doit 

 etre applique sur la peau et transmettre la pression a 1'artere, est aussi mince que pos- 

 sible et renforce seulement pres des poles. Si le caoutchouc est trop faible, il cede, 

 faithernie et se deteriore rapidement. 



Le tube de transmission doit avoir une paroi tres resistante et un calibre interieur 

 aussi reduit que possible. Si sa capacite etait trop grande, la masse d'air qui s'y trouve 

 se laisserait trop aise"ment comprimer, et 1'ampoule s'affaisserait sans pouvoir donner 

 Vindications. 



Le tube d'insufflation lateral presente un petit robinet. La tension initiate qu'on 

 etablit, en soufflant dans ce tube, est absolument arbitraire; elle est indispensable au 

 fonctionnement de 1'appareil, mais elle n'a aucune influence sur les resultats qu'on 

 obtient ensuite, pourvu qu'on ne la porte pas trop loin. POTAIN la porlait d'habitude a 

 3 centimetres de mercure. 



4. HILL et BARNARD ont construit un petit sphygmomanometre, tres commode, capable 

 de donner la pression sanguine, et d'indiquer, en meme temps, la disparition du pouls 

 au moment de 1'ecrasement de 1'artere. Get appareil se compose d'une petite ampoule 

 de verre, remplie d'un liquide colore, fermee a sa partie inferieure, qui s'applique sur 

 1'artere, par une membrane elastique et presentant a sa partie superieure un tube de 

 verre de tres petit calibre. Ce tube, termine par un renflement, est muni d'un robinet. 

 On ferine ce robinet, et on applique 1'appareil sur la radiale. L'air emprisonne dans 

 1'appareil agit comme un ressort sur-le liquide qui, a chaque pulsation, monte dans le 

 tube. En augmentant 1'ecrasement jusqu'a la disparition des oscillations, on obtient la 

 contre-pression necessaire pour faire disparaitre la pression arte'rielle. Le tube porte 

 une echelle divise"e empiriquement en millimetres de mercure. En reliant le tube & un 

 tambour enregistreur de MAREY, 1'appareil est transforme en sphygmographe. 



5. L'artcriom&tre d'OLivER se compose d'une petite pelote en caoutchouc, pleine d'air 

 et entouree d'un bord rigide. La surface inferieure de cette pelote s'applique sur 1'artere ; 

 sur sa face superieure se trouve un disque sur lequel appuie un ressort. 



b) Sphygmotonometres a tige. Parmi les appareils tres commodes qu'on emploie en 

 clinique, citons les sphygmomanometres dans lesquels, au lieu d'avoir une pelote, rem- 

 plie d'un fluide, qui comprime 1'arlere, nous avons une tige metallique. 



1. Le sphygmometre de BLOCK se compose d'un petit cylindre en cuivre contenant 

 un ressort a boudin qu'actionne une tige centrale terminee a une de ses extremites par 

 un patin perpendiculaire, au moyen duquel s'exerce la pression sur le pouls. L'autre 

 extremite est soudee a une cremaillere engrenant avec un pignon. Une aiguille fixee a 

 ce pignon marque sur un cadran circulaire les deviations produites par les pressions 

 exercees sur le patin qui termine la tige centrale. La puissance de 1'appareil de BLOCH 

 est de \ 000 grammes; la pression qu'il exerce est de 300 grammes. L'ecrasement du 

 pouls n'est pas exerce directement par 1'appareil mais par 1'intermediaire du pouce qui 

 est place sur 1'artere. 



2. VERDIN a construit un sphygmometre en bien des points semblable a celui de 

 BLOCH, mais ne comportant plus de cadran, ni d'aiguilles, ni de cremaillere ; de ce fait, 

 la sensibilite de 1'appareil en est accrue. Les indications sont donnees par le piston qui 

 constitue 1'appareil. Quand on appuie sur le pouce, un cylindre interieur portant des 

 divisions correspondant a des grammes est decouvert grace a un ressort a boudin. Le 

 nombre des divisions decouvertes indique la pression necessaire pour contre-balancer la 

 tension arte'rielle. BLOCH a ajoutS un ressort place contre la tige du sphygmometre et 

 destine & arreter i volonte cette tige lorsque 1'operation est terminee, c'est-a-dire quand 

 les battements de 1'artere ont disparu. 



3. CHEROX a modifie un peu 1'appareil de BLOCH, en le rendant de'montable. Au patin 

 primitif, on peut substituer des patins de forme olivaire avec garniture de liege, ou bien 

 circulaire avec garniture de cuir. Ces modifications ont pour but de supprimer 1'inter- 

 mediaire du pouce dans 1'ecrasement du pouls. 



