GRAPHIQUE (M6thode). 903 



au levier. Get appareil se compose d'un levier d'aluminium ou d'acier, fixe par un 

 axe tres de"licat a 1'extremite inferieure d'une vis supportee par un support de bois. 

 Sur ce levier agit la pelote qui appuie sur 1'artere. La pression sur I'artere est exercee 

 par un poids mobile sur le levier. [/inscription se fait par une plume a, encre, fixee 

 au levier. Au support se trouve fixe un petit mecanisme d'horlogerie. 



HOLDEN (1870-73) a construit aussi un sphygmographe a poids et a inscription a 

 encre. Dans cet appareil, 1'enregistrement se fait sur une bande de papier se deplafant 

 horizontalement. 



Le sphygmographe de BRONDEL (1879) est un appareil de MAREY dans lequel le ressort 

 a ete remplace par un simple levier en cuivre, rigide, inerte et tres leger, qui suit, 

 d'apres 1'auteur, fidelement et passivement les mouvements de 1'artere. Sur ce levier, 

 qui est gradue, il y a un poids mobile (couvreur). On varie la pression exercee sur 1'ar- 

 tere en variant la position de ce couvreur. 



II en est de meme dans le sphygmographe de PHILADELPHIA, dans lequel ['inscription 

 se fait a 1'encre sur une bande de papier longue d'un [metre. 



Le sphygmographe de RICHARDSON (1885) n'est qu'un sphygmographe de DUDGEON, 

 modifie de la facon suivante : la lame-ressort de ce dernier appareil, dont on trouvera 

 plus loin la description, a ete remplacee par une tige d'acier sur laquelle un poids peut 

 elre deplace (comme le poids de la tige d'un metronome). Un cylindre a roues dentees 

 appuie sur la bande de papier en mouvement et trace des lignes horizontales, compo- 

 sees de petits traits discontinus; ces lignes servent de repere dans 1'etude du trace". 



Parmi les spb.ygmograpb.es a poids, citons encore 1'appareil de MARAGE (1889) dans 

 lequel 1'enregistrement se fait sur le noir de fumee a 1'aide d'un jet liquide, qui donne 

 de grands traces. 



B. Sphygmographes & ressort. I. Le sphygmographe de MAREY (1856), qui a servi 

 de Lype a de nombreux appareils, se compose d'un cadre metallique rectangulaire qui se 

 place sur 1'avant-bras, au-dessus de 1'artere; ce cadre est maintenu a 1'aide de deux 



FIG. 137. Sphygmographe direct de MAREY. 



demi-gouttieres laterales reunies par un lien. Une lame ressort, fixee par une de 

 ses extremites a 1'un des petits cfites du cadre, porte a son extremite libre un bouton 

 d'ivoire qui s'applique sur 1'artere. Une vis permet de graduer la pression du ressort sur 

 1'artere. De la partie supe"rieure du bouton s'eleve une petite tige (en forme de vis) qui 

 s'engrene avec une roue dentee qui supporte un levier enregistreur. Ce levier est tres 

 leger et tres long. La pulsation de 1'artere souleve le bouton d'ivoire; ce soulevement 

 est transmis par 1'engrenage au levier enregistreur qui inscrit ses mouvements sur une 

 plaque verticale recouverte d'une feuille de papier noircie. Cette plaque se meut 

 paralleleraent a la longueur du levier. Un mecanisme d'horlogerie contenu dans une 

 petite boite, fixee au cadre support du sphygmographe, commande le mouvement de la 

 surface enregistrante. La duree du deplacement de la plaque est de 10 secondes (12- 

 15 millimetres par seconde). 



Le dispositif de liaison du ressort avec le levier enregistreur n'existait pas dans le 

 sphygmographe primitif de MAREY. Cet engrenage de tige en forme de vis et de roues 

 dentees a et6 employe aussi par BEHIER. 



Voici, d'apres un dessin de MACB, quel etait au debut le dispositif du sphygmographe 

 de MAREY. Le levier inscripteur (h) mobile auleur de 1'axe (a) joue sur un couteau (s) qui 

 se trouve a 1'extremite d'une piece metallique (st}. L'aulre extremite de cette piece me- 



