904 GRAPHIQUE (Methode). 



tallique s'appuie sur un fort ressort coude (/"') qui porte la pelote (f). Les mouvements. 

 de la pelote sont transmis au levier au moyen d'une vis (sch) qui traverse la piece (st) 

 et qui est mise sur la pelote une fois que celle-ci a ete bien placee sur 1'artere. Pour 

 que le levier soit mieux en contact avec le couleau, un petit ressort (f 2 ) appuie sur le 

 levier. 



Le sphygmographe de MACH (1863) n'est qu'une modification de 1'appareil de MAREV. 

 Dans cet appareil, le levier inscripteur est articule directement, par une piece interme- 

 diaire avec le ressort qui porte la pelole. La position du levier est reglee a 1'aide d'une 



FIG. 138. Trac6 de 1'artere radiale obtenu a 1'aide du sphygmographe de MAREY. 



vis sur laquelle se deplace le support de 1'axe uu levier. - L'inscription se fait sur 

 une plaque mise en mouvement par un mecanisme d'horlogerie. 



Le sphygmographe de BEHIER differe du sphygmographe de MAREY par les parties 

 suivantes : 



1 Le levier est independant, de fac,on a ne plus porter sur le bras au moment de 

 1'application et a ne plus etre influence par cette pression premiere dans des propor- 

 tions inconnues; 



2 Uiie vis armee d'ailettes commande un plateau gradue qui permet de mesurer la 

 pression du levier sur 1'artere; 



3 Le chariot est plus long etsa course est assuree par une tige a poulie; 

 4 Le support sur le bras a ete rendu independant. 



La pression du ressort sur 1'artere est modifiee a 1'aide d'une vis dont la pression pent 

 etre evaluee au moyen d'un petit dynamometre. Cette pression doit e"tre graduee de 

 fagon a obtenir le maximum d'amplitude des traces. 



Le sphygmographe de MAREY a ete introduit en Angleterre par ANSTIE et SANDERSON, 

 eta ete perfectionne par BERKLEY HILL (1866) de la fac,on suivante : il a mis un petit 

 coussin sur le support, et il a ajoute une bande elastique qui passe au-dessus de la 

 paume de la main. 



FOSTER (1867), pour graduer la pression exercee par le ressort du sphygmographe de 

 MAREY, a fixe a la vis un index qui se deplace sur un cercle gradue. 



BURDON-SANDERSON a fait construire par MEYER un sphygmographe qui differe peu de 

 celui de MAREY. Ces differences portent sur la faeon dont on varie la pression que le 

 ressort exerce sur 1'artere. SANDERSON a fixe le bouton qui presse sur le ressort a une 

 pression fixe de 300 grammes, supposee suffisante meme pour les pouls les plus resis- 

 tants. Quand il voulait diminuer la pression, il mettait des blocs de differentes epais- 

 seurs entre le poignet et le sphygmographe, et vissait en bas 1'extremite libre du 

 ressort a un degre correspondant. La mesure de la distance de separation entre 1'appa- 

 reil et le bras donne la mesure de la pression. 



Dans le sphygmographe d'ANSiiE (1868), on retrouve le meme principe du precede 

 de variation de la pression exercee sur 1'artere que dans 1'appareil de SANDERSON; seu- 

 lement, on a remplace ici les blocs gradues, qui manquent de precision, par un appa- 

 reil special qui regie 1'extension de 1'extremite libre du ressort par 1'elevation du sphyg- 

 mographe. En mesurant la distance qui se trouve entre le ressort (tactile) et la tige 

 horizontale en bronze qui est immediatement au-dessous, avant et apres la reduction 

 de la pression, on obtient deux chiffres. Leur rapport indique la pression qui repond 

 aux courbes maximales. 



Le sphygmographe de MAYER et MELTZER est un sphygmographe de MAREY pose trans- 

 versalement sur le bras. Son support est forme par deux moities de bracelet recouvertes 

 d'ouate, pouvant s'approcher ou s'eloigner, ce qui fait que 1'appareil peut etre ap- 



