910 



GRAPHIQUE (M6thode). 



trantes sont superposees ; on a ainsi 1'inscription simultan6e des pulsations de deux 

 arteres, ou des battements du coaur et des arteres. Sur la surface enregistrante un 

 chronographe inscrit le temps. 



Le sphygmographe de POND (1877) est forme essentiellement par un tube plein de 

 liquide et ferme ik sa partie inferieure par une membrane en caoutchouc qu'on 

 applique sur 1'artere. Sur le liquide se trouve un flotteur qui, par 1'intermediaire 

 d'une tige et d'un levier, communique les mouvements du liquide a une plume enregis- 

 trante placee horizontalement, sur une bande de papier qui se deplace transversalement 

 a la droite du bras. Le mouvement d'horlogerie se trouve la partie superieure de 



1'appareil. On varie la pres- 



5 



9 



12 



sion exercee sur 1'artere en 

 serrant une vis qui se trouve 

 entre les deux branches d'une 

 sorte d'etrier qui emboite le 

 poignetetqui sert de support 

 a 1'appareil. La pression est 

 lue sur un disque plac6 a la 

 partie inferieure du support 

 sur le cote exterue du poi- 

 gnet. Get appareil, dans son 

 ensemble, est petit el pent 

 etre tenu a la main. 



RICHARDSON (1880) a ajoute" 

 un microphone a cet appareil 

 et 1'a transform^ en sphyg- 

 mophone. On peut done voir 

 et entendre en meme temps 

 les pulsations. 



Le sphygmographe d'OzA- 

 NAM se compose de trois ele- 

 ments : un moteur, un cylindre 

 et un sphygmoscope a mer- 

 cure. L'ampoule qui s'appli- 

 que sur 1'artere communique 

 par un tube de caoutchouc 

 avec un tube de verre. Toutle 

 systeme est rempli de mer- 

 cure. Le flotteur est muni a 

 sa partie superieure d'une 



aiguille en acier qui inscrit le trace sur une feuille de papier enroulee sur le cylindre. Un 

 aimant vertical, soutenu par une pince, plonge dans le cylindre creux et attire a travers 

 les parois 1'aiguille d'acier qui s'applique sur le papier sans que sa mobilite soil genee. 

 Le sphygmographe diffe'rentiel(i'Oz\NkTA (1886) se compose de deux petites ampoules de 

 verre, une pour 1'artere, 1'autre pour la veine. Ces ampoules sont accouplees au moyen 

 d'une double bague me"tallique ; elles sont recouvertes de minces membranes de 

 caoutchouc. Les branches terminales des ampoules sont prolong6es, comme dans le 

 sphygmographe simple, par des conduites de caoutchouc et des tubes a flotteur. Les 

 deux systemes sont remplis de mercure. L'inscription des mouvements se fait sur un 

 cylindre enregistreur. 



Parmi les sphygmographes a eau, citons encore les appareils de BASCH, de ZADEK, etc. 



C. Sphygmographes electriques. Pour mesurer exactement la duree de la 

 systole et de la diastole arterielles, CZERMAK a employe 1'electricite de la facon suivanle : 

 il a adapte" des contacts electriques, soit au sphygmometre perfectionne d'HKRissoN, 

 soit aux appareils de VIERORDT ou de MAREY. L'enregistrement, i 1'aide d'un electro- 

 aimant, des fermetures et des ruptures du courant, permettait de mesurer la duree de 

 chacune des phases du pouls. 



16 



FIG. 140. Sphygmographe de MARIETTE POMPILIAN 

 (2 e modele.) 



