912 GRAPHIQUE (MSthode). 



et GERHARDT. Les pulsations sont transmises au gaz renferme dans une capsule mano- 

 metrique; le gaz est allum6 a sa sortie, comrae dans 1'appareil de KOENIG. Les oscilla- 

 tions de la flamme sont pbotographiees. 



IV. Sphygmographie digitale. 



Le sphygmographe digital, ou onychographe, est un instrument qui donne les pulsa- 

 tions des petits vaisseaux d'une extremite digitale placee entre un support et 1'appareil 

 qui repose sur 1'ongle. 



Le sphygmographe totalisateur de FR. -FRANCE (1881) rentre dans cettte categoric de la 

 sphygmographie volumetrique. Get appareil se compose d'un levier amplificateur for- 



FIG. 142. Sphygmographe totalisateur de FRAN^OIS-FRANCK. 



mant un systeme articule (deux leviers superposes) qui s'applique sur le dos d'une 

 phalangette a I'aide d'une petite plaque. 



L'onychographe de HERZ (1896) est un instrument analogue. 



Le sphygmographe digital de LAULANIE (1898) se compose d'un systeme multiplicateur 

 forme par la combinaison d'un levier et d'une poulie pourvue d'une plume inscrivante. 

 C'est 1'introduction de cette poulie qui constitue le detail caracteristique; c'est par elle 

 que le sphygmographe acquiert une sensibility exquise. Les constantes mecaniques de 

 1'appareil determinent une multiplication de 70. La pesee sur le doigt est accrue par le 

 deplacement d'un poids de 10 grammes qui se meut sur une tige horizontale graduee. 

 Get appareil inscrit verticalement ses mouvements. 



SOLLIER (1902) a modifiS 1'appareil de LAULANIE pour avoir 1'inscription horizontale. 

 Pour cela, la fourche qui soutient la poulie verticale & laquelle est fix6 le style, presente 

 un ajutage qui pennet de placer cette poulie tant6t verticalement, tantot horizontale- 

 ment, au moyen de quatre vis. 



Le sphygmographe digital de WALLER (1900) est un appareil beaucoup plus simple 

 que celui de LAULANIE. Un ressort applique uu levier enregistreur au-dessus de I'ongle. 

 Le levier arnplifie 50 fois environ les mouvements qu'il reeoit. 



CASTAGNA (1901) a construit aussi un appareil analogue. 



L'appareil de KREIDL (1902) se compose de deux leviers enregistreurs : 1'un pour les 

 mouvements de la main, et Tautre pour les pulsations de I'ongle. 



V. Enregistrement de I'ebranlement pulsatile du corps. 



HARTSHORNE et GORDON ont remarque que, quand un individu etait place sur une 

 bascule, l'aiguille faisait des mouvements isochrones au pouls. Pour enregistrer ces 

 mouvemenls, HARTSHORNE a imagine un appareil, qui ne fut jamais construit, appele 

 ballographe. 



GORDON fut le premier qui enregistra ces mouvements. LANDOIS (Lehrb. der Physiolo- 



