GRAPHIQUE (Methode). 



917 



Electrode, tandis que 1'autre electrode est reliee avec la tige du levier qui repose sur 

 ie coeur. De cette fac.on, le meme appareil sert a exciter le cceur et i enregistrer les 

 mouvemenls. 



Au lieu d'enregistrer directement les mouvements d'un conur isole", on peut les 

 enregistrer a distance au moyen de la transmission a air, mettant le coeur entre la 

 plaque d'un tambour a air et une surface fixe. La pince myocardique de CHAUVEAU 

 (myocardiographe) est constitute de cette fac.on. Le tambour de la pince est mis en 

 communication avec un tambour enregistreur de MAREY. 



b) Les mouvements d'un co3ur isol6 peuvent etre etudies au moyen de la methode de 

 suspension. Voici comment on procede dans ce cas : 



Le cceur est fixe' a un support au moyen d'un crochet place dans le sillon auriculo- 

 ventriculaire. L'oreillette est attachee, au moyen d'un crochet et d'un fil, a un levier 

 enregistreur superieur; la pointe du ventricule est attachee de meme a un levier enre- 

 gistreur place sur le meme support que le levier superieur. Des poids ou des ressorts 

 sont attaches aussi au levier et agissent sur eux dans une direction diame"tralement 

 opposee a celle suivant laquelle s'exercent les mouvements du coeur. De cette fagon, 

 on enregistre simultanement et se~parement les contractions du ventricule et de 

 1'oreillette. 



Ce procede a ete employe par GASKELL (1882), FANO, GOTCH, etc. 



II. Cceur en place. -- Les precedes qu'on emploie pour enregistrer les mouvements 

 d'un co3ur isole s'appliquent aussi a 1'e'tude des mouvements d'un coeur en place et mis 

 a nu simplement. 



a) LUDWIG et HOFFA ont enregistr6 les mouvements du coeur a 1'aide d'un simple 

 levier comme celui du cardiographe simple de MAREY. 



Le cardiographe double de SOUKANOFF se compose de deux leviers enregistreurs, dont 

 'un se place sur le ventricule et 1'aulre sur I'oreillette du cceur d'une tortue. 



Le cardiographe de KAISER se compose d'une tige verticale (un fetu de paille) dont 



une extremite touche la 



surface du co3ur, tandis 

 que 1'autre extremite 

 est attachee, au moyen 

 d'un crochet d'alumi- 

 nium, & un levier en- 

 registreur. La tige ver- 

 ticale estguidee par deux 

 anneaux fixes au sup- 

 port. L'amplification des 

 traces est vari6e en de- 

 placant le crochet en 

 aluminium le long de la 

 tige. 



La pince myographi- 

 que du cceur, ou pince 

 cardiaque de MAREY, est 



formee de deux cuillerons portes chacun par un bras coude. L'un de ces bras est 

 fixe, et 1'autre mobile. Le bras mobile porte un levier horizontal qui lui est perpen- 

 diculairement implante; 1'extre'mite du levier, munie d'une plume, trace sur une 

 surface enregistrante les mouvements du cctur. Le cuilleron est rappelepar un petit fil 

 de caoutchouc qui agit comme un ressort. Chaque systole du ventricule ecarte les mors 

 de la pince et tend le fil elastique; a chaque diastole, le cceur, redevenant mou, laisse 

 revenir le mors de la pince sous la traction du ressort. 



La pince et 1'axe du levier sont fix6s a 1'extremite d'une tige qui, a 1'aide d'une virole, 

 peut etre fix.ee sur un support attenant a la planchette sur laquelle est fixe'e la grenouille. 

 Des fils conducteurs etant attaches a la pince, les cuillerons peuvent servir d'electrodes 

 quand on veut exciter le cceur. 



RENE (1887) a modifie le cardiographe de MAREY en remplacant le fil de caoutchouc 



FIG. 146. Pince cardiaque de MAREY. 



