GRAPHIQUE (Methods). 



919 



longitudinales du coeur et les contractions des piliers. Voici le procede qu'ils ont 

 employe: Un petit support portant un levier est fixeau moyen d'un crochet sur la paroi 

 cardiaque. Sur le levier, une petite poulie peut glisser dans une coulisse ; sur cette 

 poulie passe un fil dont 1'une des extremites est lixee par un crochet au coeur et 1'autre 

 extremity au petit bras d'un des deux leviers enregistreurs qui sont places au-dessus du 

 cceur. Le deuxieme levier enregistreur est destine a enregistrer les contractions des 

 piliers du coeur; en effet, le fil qui lui est attache, passe sur une poulie qui se trouve 

 a 1'extremite du levier porte par le cceur, traverse 1'oreillette, la valvule auriculo- 

 ventriculaire et va se fixer par un crochet a un pilier du coeur. Les leviers enregis- 

 treurs, places surun meme support, sont porte"s par une sorte de suspension & la CARDAN 

 qui leur permet de suivre les 

 mouvements de translation 

 du coeur. 



d) Pour faire 1'etude des 

 contractions cardiaques a 

 1'aide de la transmission a 

 air, FRANCOIS-FRANCE: a pro- 

 cede de la faQon suivante : 

 Quatre tambours a air sont 

 mis en relation avec les deux 

 oreillettes et les deux ventri- 

 cules. Les membranes des 

 ambours sont reliees, d'une 

 maniere fixe, a la paroi au- 

 iculaire, au moyen d'une 

 petite serre-fine ; cette serre- 

 fine est en rapport avec la 

 membrane par 1'interme- 

 diaire d'une tige legere, re- 

 sistante et non articulee. Le 

 diametre des disques places 

 sur les membranes des lam- 

 bours est grand. 



Les pulsations des ven- 

 tricules sont recueillies se- 

 parement par des tambours 

 a levier de 7 i 8 centimetres 

 de long. Le bouchon de liege 



qui termine le levier est applique" lateralement sur la paroi ventriculaire et perpen- 

 diculairement a la surface. 



Tous ces tambours explorateurs sont relies, par des tubes, avec des tambours enre- 

 gistreurs qui inscrivent les mouvements recus simultanement sur la surface enregis- 

 trante. 



HURTHLE (1891), au lieu de tambour a air, comme appareil explorateur, a employe 

 une tige creuse, termine'e par une tres petite ampoule elastique qui etait mise en 

 contact avec le coeur par une ouverture faite a la paroi thoracique. Les mouvements du 

 coeur e"taient transmis a un petit tambour. Le tout, appareil explorateur, tube de 

 transmission et tambour, etait rempli de liquide. 



B. Cardiographie plethysmograhique. -- Le volume du coeur diminue pendant 

 la systole et augmente pendant la diastole. Ces variations de volume peuvent etre iuscrites 

 par des moyens appropri6s : c'est la 1'objet de la cardiographie volumetrique ou plethys- 

 mographique. 



I. Cceur isole. FICK et BLASIUS (1872), qui sont les premiers a avoir fait 1'etude 

 volumetrique d'un coeur isole, ont employ^ le dispositif suivant : 



Le cceur est renferme dans un espace clos rempli d'une solution saline; cet espace 

 communique avec uu tube manometrique, coude deux fois, et rempli aussi d'une solu- 



FIG. 147. Schema du dispositif de FRAN^OIS-FRANCR. pour 1'inscription 

 simultanee des mouvements des ventricules et des oreillettes. 



