GRAPHIQUE (Methode). 9-23 



Les sondes de FRANQOIS-FRANCK (1891) sont en metal ou en caoutchouc durci; elles 

 sont terminees par une petite carcasse metallique en ressort d'acier fin, sur laquelle 

 est raoderement tendu un doigtier de caoutchouc souffle qui supportera les pressions 

 sans que ses parois opposees s'accolent. Dans les sondes manometriques doubles, la 

 portion destinee a 1'oreillette peut glisser, le long du tube de transmission, jusqu'a la 

 portion destinee au ventricule, de facon a permettre un ecartement variable, suivant la 

 longueur du coeur des animaux. La sonde cardiaque gauche est introduite dans le coeur 

 gauche par la veine pulmonaire superieure gauche. Le tambour enregistreur mis en com- 

 munication avec une sonde cardiaque doit etre d'une faible capacite. 



GLEY, v. FREY et KREHL, FREDERICQ, etc., ont aussi construit des sondes cardiaques 

 pour le chien, ressemblant plus ou moins aux sondes de CHAUVEAU et MAREY. La sonde 

 de HURTHLE contient un ressort antagoniste. Les sondes de ROLLESTON, ROY et ADAMI sont 

 des sondes ouvertes. 



La sonde de MEYER (1894) fonctionne a la fois comme les ampoules a air fermees de 

 CHAUVEAU-MAREY et cotnme la sonde a ressort de HURTHLE. Cette sonde se compose d'un 

 tube de 3 millimetres de diametre exterieur; ses ampoules peuvent etre reduites au 

 moment du passage dans le vaisseau. L'ampoule est formee par une carcasse metallique 

 a jour de me'me diametre que le tube, et se termine par une olive. De cette olive 

 partent trois ressorts a concavite interne, places entre les ouvertures de la carcasse 

 metallique et venant s'attacher a un disque evide qui limite sans frottement la portion 

 inferieure du tube a transmission de la sonde. De ce disque part une fine tige de cuivre 

 qui remonte le long du tube a transmission et le depasse par une extremite opposee. 

 Elle est destinee a actionner le disque manipulateur des ressorts : & cet effet son extre"- 

 mite est filetee et peut recevoir un ecrou mobile qui, lorsqu'on le manoeuvre, perd son 

 point d'appui sur le bord libre de la sonde, fait remonter la tige filetee, le disque qui la 

 termine et les ressorts qui viennent s'y attacher. Ces derniers sont alors tendus et 

 s'effacent au niveau de la carcasse rigtde de la chambre a air. Un manchon de caout- 

 chouc recouvre toute 1'ampoule. La sonde eiantplacee dans le coeur du chien, on devisse 

 J'ecrou, les ressorts reprennent leur position concave et dilatent le manchon (de 1 centi- 

 metre de diametre). 



II. La voie d'introduction des sondes cardiaques varie suivant les experimentateurs. 

 La majorite des physiologistes, a 1'exemple de CHAUVEAU et MAREY, les font penetrer 

 dans le coeur par la jugulaire et-par la carotide, sans ouvrir le thorax. ROLLESTON, ROY 

 et ADAMI ont introduit la canule appropriee a leur appareil soit par 1'oreillette, soit par 

 la pointe du cceur. FREDERICK et FRANCOIS-FRANCE ont fait passer aussi leur sonde par 

 1'oreillette, pour la mettre en place. MAGINI penetre, a travers la paroi thoracique, dans 

 le cceur, au moyen d'un trocart. 



III. Les sondes manometriques cardiaques peuvent donner non settlement le sens 

 des changements de pression, mais encore leur valeur absolue, si Ton a eu soin de les 

 graduer pre'alablement au moyen d'un manometre a mercure. Pour lire avec plus de 

 surete les indications fournies par leurs sondes, CHAUVEAU et MAREY ont determine le 

 moment ou la pression tombe a zero, au moyen d'une sonde speciale, la sonde a pres- 

 sion negative. 



IV. PORTER a employe (1896) un precede special qui permet de mettre le manometre 

 elastique en communication avec le ventricule a un moment quelconque de la systole. 

 Une canule double est introduite, par la sous-claviere et 1'aorte, dans le ventricule 

 gauche. Une des canules est mise en communication avec un manometre de HURTHLE 

 renverse B (avec le levier en has). La deuxieme canule est reliee egalement, mais par 

 un tube muni d'un robinet, a un second manometre A qui inscrira les courbes. Sur 

 le levier du manometre B est applique un fil metallique dont les extremite's viennent 

 plonger dans deux cupules de mercure. Ouand la pression augmente dans le ventricule, 

 et que, par consequent, le levier s'abaisse, le contact du fil avec le mercure complete 

 un circuit electrique et envoie un courant dans un fort electro-aimant dont 1'armature 

 ouvre le robinet interpose entre la deuxieme canule et le manometre A. Lorsque, 

 au contraire, le fil du manometre B abandonne le mercure, 1'armature reprend sa 

 position premiere, et le robinet se ferme. Pendant que le courant traverse 1'electro- 

 aimant, le manometre A, ainsi mis en communication avec la cavite du ventricule, 



