924 GRAPHIQUE (Methode). 



grace a 1'ouverture du robinet, inscrit la courbe de pression. On peut done s'ar- 

 ranger de telle sorte que les bouts du fil adapte au manomelre B soient, pendant 

 la diastole, plus ou moins rapproches de la surface du mercure, et que le mano- 

 metre A inscrive la courbe & partir d'un point plus ou moins voisin du sommet. Quand 

 on commence a enregistrer ainsi la courbe tres pres de son maximum, la fermeture 

 du robinet laissera dans le manometre A une pression de'ja tres eleve'e; a la systole 

 suivante, 1'instrument n'aura plus a indiquer que la difference entre cette pression et le 

 maximum, c'est-a-dire qu'on a ainsi un moyen de rendre presque insigniflante la cause 

 d'erreur due a 1'inertie. Le sommet de la courbe sera done inscrit avec ses veritables 

 caracteres. 



V. FRANCOIS-FRANCR (1893) a fait 1'etude de la pression intra-cardiaque, arterielie et 

 veineuse, et de la force maximum du cceur, a 1'aide de la methode des ampoules conju- 

 guees. Cette me"thode, introduite dans la technique physiologique par MORAT (1882), 

 a 1'occasion de ses recherches sur les contractions de I'estomac, a ete modifiee par 

 WERTHEIMER et MEYER. Voici la description du dispositif adopte par FRANCOIS- 

 FRANCK : 



Une sonde vide, pourvue d'une ampoule, est introduite dans la cavite cardiaque. 

 Celte sonde se divise en trois branches. Une de ces branches se termine par une ampoule 

 qui est enfermee dans un tube de verre rempli d'eau, et communiquant avec un tam- 

 bour inscripteur de MAREY. -- Une autre branche communique avec une ampoule que 

 Ton comprime a 1'aide d'une pince & vis, quand on veut etudier les maxima de pression 

 systolique. En fin, la troisieme branche de la sonde communique avec un manometre 

 metallique. 



VI. Pour mesurer le travail du coeur de la grenouille, KRONECKER a employe le dispo- 

 sitif suivant : 



Deux burettes (b, c), fonctionnant comme des llacons de MARIOTTE, peuvetit etre rnises 

 alternativement en rapport par I'intermediaire d'un robinet a trois voies hi avec 1'une 

 des branches d'une canule double introduite dans le coeur; 1'autre branche de la canule, 

 plus large, communique avec le manometre. Une branche du manometre se continue 

 avec un lube recourbe muni d'un robinet /to, de telle sorte que, quand ce dernier est 

 ouvert, le liquids venant de la burette traverse le cceur sans que celui-ci agisse sur le 

 manometre. Par une position convenable du robinet hi, on peut meltre soit 1'une soit 

 1'autre des deux burettes en communication avec le cceur, et e"tudier ainsi 1'influeiice 

 des liquides de differente nature. En elevant ou en abaissant les tubes de verre qui 

 plongent dans les burettes, on augmente ou on diminue la pression a laquelle le cceur 

 est soumis pendant la diastole. Le coaur est place dans un recipient coude r, renfermant, 

 avec une petite quantite de mercure, une solution physiologique de Na Cl ; le mercure 

 sert a completer un circuit, si Ton veut exciter electriquement le coeur. Quand le coeur 

 doit actionner la colonne du manometre, les robinets hi et /to sont ferrnes. 



La branche libre du manometre est munie d'un flolteur avec plume inscrivante. 



Le travail produit par chaque systole est proportionnel au carre de la hauteur de 

 la pulsation. 



Si r est le rayon du tube manometrique, d la densite du mercure, hi la hauteur de 

 la colonne de mercure dans la branche libre au-dessus du niveau diastolique, le poids 

 de la colonne soulevee sera r.r-Jh. Ce poids a ete souleve, d'autre part, a une hauteur h : 

 tout se passe, en effet, comme si Ton avail enleve la colonne de hauteur h dans la branche 

 cardiaque, a partir du niveau primitif, pour la transporter dans la branche ouverte, 

 au-dessus de ce meme niveau, Chaque particule ayant ele soulevee d'une hauteur h, le 

 travail sera : -r 2 dh x h = r.r- dh-. 



D. Cardiographie photographique. -- ONIMUS, en 1865, et, plus tard, ONIMUS et 

 MARTIN, THOMPSON (1886), etc., ont photographic le cceur vivant du lapin, du pigeon, du 

 chat et de la grenouille. -- Sur les photographies obtenues, on voit un double contour 

 nettement dessine : le contour exterieur correspond au coeur en diastole, le contour 

 interieur au cceur en systole. 



MAREY a fait la chr.jnophotographie d'un cceur de tortue separe du corps. 



FANO et BALDANO (1889) ont enregistre, par la methode photographique, les mouve 



