CRAPHIQUE (Methode). 925 



ments des regions veineuse et arterielle du coeur embryonnaire du poulet, entre le 

 second et le troisieme jour de developpement. 



SCHAFER (1884) a photographic les mouvements d'une colonne liquide qui communi- 

 quait avec une chambre pleine d'huile dans laquelle etait place le coeur. Le tube etait 

 place entre les deux fentes de deux ecrans, 1'un anterieur et 1'autre posterieur, qui 

 delimitaient bien la lumiere qui tombait sur la surface sensible. La lumiere etait soit 

 celle du soleil refletee par un heliostat, soit celle d'une lampe a oxycalcium. 



II. Cardiographie indirecte (cardiographie clinique). 



Les battements du coeur'peuvent etre aussi etudies, chez I'homme et chez les animaux, 

 sans necessiter 1'ouverture du thorax, la mise a nu du couir, ou 1'introduction d'appa- 

 reils dans 1'interieur de la cavite cardiaque. 



Les appareils qui servent a cette e"tude s'appellent Cardiographes. - - II y a peu de 

 cardiograpb.es directs ; il y en a beaucoup a enregistrement a distance. 



A. Cardiographes directs. - - Le sphygmographe direct de MAREY a e"te employ^ 

 comme cardiographe par GARROD (1870), GALABIN (1875), LANDOIS, etc. 



Le cardio-sphygmographe de GARROD est forme par la reunion de deux sphygmo- 

 graphes directs de MAREY, dont Tun sans mecanisme d'horlogerie. Ce dernier est 

 form6 par un simple ressort dont le bouton est applique sur la region precordiale. 



Dans le cardiographe direct de GALABIN, le ressort presente une forme speciale : il 

 est a deux bras. Le bras long du ressort s'applique sur la region precordiale ; I'autre bras, 

 beaucoup plus court, presente une vis qui permet de varier la pression du ressort a 

 volonte. La partie qui transmet le mouvement au levier enregistreur est suspendue ; 

 de cette fagon son poids ne presse pas sur la region dont on examine les mouvements. 

 L'appareil est attache a 1'aide d'une ceinture. La pression du ressort de cet appareil 

 doit etre tellement faible que 1'appareil puisse enregistrer meme les pulsations des 

 veines. 



LAULANIE a construit un cardiographe direct sur le principe de la pince sphygmo- 

 graphique. Dans cet appareil, la branche fixe du sphygmographe ae"te supprime"e, le cosur 

 reposant sur une partie fixe, la paroi thoracique. 



B. Cardiographes a transmission. - - I. Chez I'homme. - - a] Pour enregistrer 

 les pulsations cardiaques de l'homme a 1'aide de la transmission a air, MAREY s'est servi 

 d'abord d'un stethoscope de KOENIG. Cet appareil se composait d'une capsule ouverte, 

 mise en commnication avec un tambour enregistreur, qu'on appliquait sur la region 

 precordiale. 



MAREY ne tarda pas a perfectionner ce precede d'enregistrement, en prenant d'abord 

 un tambour metallique ferme d'un cote par une double membrane elastique, qui, {tar 

 insufflation, circonscrit un espace lenticulaire ; 1'ouverture opposee du tambour commu- 

 niquait avec un tambour ferme par un embout. 



Plus tard MAREY (1865) donna a son cardiographe une forme plus pratique. Le cardio- 

 graphe de MAREY se compose d'une sorte de cloche metallique dans laquelle se trouve 

 loge un tambour a air. Ce tambour renferme un ressort a boudin qui fait saillir la mem- 

 brane en dehors. Un petit disque, colle sur la membrane, porte le bouton qu'on applique 

 sur la region precordiale. Le tube qui met en communication le tambour de 1'appnreil 

 explorateur avec le tambour enregistreur traverse le fond de la cloche support. Une vis 

 de reglage avec ressort permet de faire descendre ou monter le tambour dans la cloche, 

 et par consequent de faire varier la pression que le bouton exerce sur la paroi precor- 

 diale. L'appareil est tenu a la main, ou a 1'aide d'une bande elastique il est applique 

 centre le thorax, le bouton du tambour etant loge' dans un espace intercostal, au point 

 oil la pulsation du coeur est le plus sensible. 



Sur le modele de 1'appareil de MAREY, on a construit plusieurs Cardiographes dont 

 void quelques exemples : 



