926 



GRAPHIQUE (Methods). 



Le cardiographe de BURDON-SANDERSON (1873) se compose d'un tambour a air qui repose 

 sur la paroi thoracique a 1'aide d'un support qui presente trois pieds en forme de vis; 

 de cette facon on peut ajuster tres bien 1'appareil. Une lame-ressort recourbee en 

 dedans est fixee par une de ses extremites au dos du tambour; 1'autre extremite se 

 trouve entre la paroi thoracique et la membrane du tambour; a travers cette extremite 

 passe une vis dont la tete, formee par un bouton d'ivoire, appuie sur le thorax, et la 

 pointe sur la membrane du tambour. 



ZIMMERMANN (Leipzig) a construit des cardiographes analogues. 



Le cardiographe d'EocREN (1889) se compose d'une sorte de coquille a 1'interieur de 

 laquelle se trouve un tambour a air. Cette coquille sert de stethoscope en meme temps 

 que de support du tambour, car elle presente un tube qui va a 1'oreille. Le tambour 

 presente une tige a dent qui s'engrene avec une roue dentee fixe'e sur la coquille. Cette 

 roue peut etre mise en rnouvement a 1'aide d'une manivelle qui se trouve en dehors de 

 la coquille ; de cette faeon, on fait monter le tambour. Le tambour contient dans son 

 interieur deux ressorts en spirale. Le tube qui met en communication le tambour 

 explorateur avec le tambour inscripteur traverse la paroi de la coquille. Une bande de 

 caoutchouc fixe 1'appareil au thorax. 



Le pansphygmographe de BRONDGEEST (1873) et 1'appareil explorateur du polygraphe 

 de MATHIEU et MEURISSE (1875) peuvent servir aussi comme cardiographes. 



II en est de meme du cardiographe de KNOLL (1879) construit sur le principe donne 

 par GRUNMACH (1876). -- Get appareil se compose d'une plaque en fer a cheval recou- 

 verte de cuir, et reposant sur la poitrine. Sur ce support est fixe le ressort qui porte 

 une petite pelote appuyee sur la region precordiale. La pression exercee par le res- 

 sort peut elre reglee a 1'aide d'une vis. A la partie superieure de la pelote se trouve une 

 pointe qui touche la membrane du tambour a air fixe au STipport. 



Le- cardiographe de MARIETTE POMPILIAN est tout a fait semblable au sphygmographe 



du meme auteur; il n'en differe 



5 que par la forme du support. 



Celui-ci se compose d'un petit 

 cadre pourvu de deux ailettes 

 articulees qui sont applique"es 

 sur le thorax a 1'aide d'une bande 

 elastique. Sur ce cadre se trou- 

 vent fixees les pieces reglables 

 qui portent le levier et le tam- 

 bour a air. Le grand bras du le- 

 vier porte le bouton qui appuie 

 sur la region precordiale et qui 

 est relie a la membrane du tam- 

 bour; le petit bras du levier est 

 attache a 1'extremite inferieure 

 d'un ressort a boudin. Le tam- 

 bour est pourvu d'un dispositif 

 qui permet de varier la tension 

 de la membrane de caoutchouc. 

 b) On a construit aussi des 

 cardiographes dans lesquels 1'eau 

 a ete employee comme moyen de 

 transmission. 



Le cardiographe de KEYT 

 (1887) est en tout semblable au 



sphygmographe du me'me auteur. Un petit tube evase, analogue au sphygmoscope 

 J'HERISSON, est applique sur la region precordiale; ce tube est reuni par un tube de 

 caoutchouc plus ou moins long avec le milieu d'un tube horizontal ayant ses deux 

 extremites recourbees. L'une de ces extremity's est fermee par une membrane elastique 

 sur laquelle repose le levier enregistreur; 1'autre extremite est formee d'un long tube 

 gradu6. Tout le systeme est rempli d'eau ou d'alcool. La plume enregistrante inscri 



12 



FIG. 150. Cardiographo de MARIETTE POMPILIAN. 



