030 GRAPHIQUE (Methode). 



II. Le diaphragme du telephone optique porte a son centre une fine aiguille, ler 

 minee par tin chapeau, que 1'on colle a la surface (vernie en noir) d'une mince iO mm ,t 

 lame de verre. Celfe lame acquiert ainsi une courbure convexe (a tres grand rayon) et 

 se trouve place"e a une petite distance sous une autre lame plus epaisse (micrometre 

 de BABINET), qui est portee par trois vis micrometriques (methode de FIZEAU). La couche 

 d'air comprise entre ces deux lames forme les anneaux colores, dont les diametres se 

 contractent ou se dilatent sous 1'influence d'un mouvement descendant ou ascendant 

 du diaphragme. 



Lorsque le sens du courant est inverse, c'est-a-dire contraire au champ magnetiquc 

 des noyaux dans les bobines telephoniques, et que la sensibilite du microphone est 

 reglee de maniere a nejamais interrompre le circuit galvanique, alors cbaque secousse 

 cardiaque (bruit) accroit la resistance du microphone et affaiblit 1'intensite' primitive 

 du courant; son effet se traduit par un mouvement total brusque et descendant du 

 diaphragme telephonique, qui est d'aillcurs concomitant avec les vibrations sonores. 



On obtiendra, clans les memes experiences, un mouvement ascendant du diaphragme 

 en changeant le sens du courant (direct, c'est-a-dire concordant avec le champ magne- 

 tique des noyaux). Neanmoins, toutes autres conditions egales, le mouvement ascendant 

 aura une amplitude moindre, et cela cause de la viscosite de 1'air, condense a la 

 surface des deux verres. Celte viscosite croit dans une progression rapide, a mesurc 

 que la couche d'air devient plus mince, et son influence est manifesto aux mesures 

 micromelriques, non seulement pour les anneaux du premier ordre (O mm ,0002 d'epaisseur 

 d'air), mail memo pour les anneaux an dela du quatrieme ordre (O mm ,001). 



III. Le telephone optique est plac6 a 45 degres par rapport aux rayons emis par une 

 lampe au magnesium, dont la lumiere traverse d'abord deux verres violets ( k X = O mm ,0004 

 environ), eclaire ensuile les anneaux et en reflechit 1'image reelle (agrandie 4 a li fois 

 par la lunette) sur la partie inferieure d'une fente verticale. La partie superieure de celte 

 fente, eclairee par un autre systeme de lentilles, sert a enregistrer simullanement les 

 oscillations des autres aiguilles inscrivantes (levier d'un cardiographe, d'un pncumo- 

 graphe, d'un chronographe, etc.). 



HOLOWIXSKI a employt un grossissement de 1.600 environ; rapport entre les ampli- 

 tudes de 1'image photographiee des anneaux mobiles et les amplifications correspon- 

 dante.s du diaphragme telephonique. 



La secousse du premier bruit cardiaque produit ordinairement une contraction de 

 1'anneau central (violet clair, du deuxieme ordre) de plus de 8 millimetres, ce qui 

 correspond a un deplacement total et descendant du diaphragme de O mm ,0005, calcule 

 sous 1'incidence de 45 degres pour la valeur determinee d'avance de la courbure du 

 verre inferieur. 



Apres chaque contraction principale, on voit apparaitre sur les photogrammes 

 d'autres dentelures aux contours des anneaux : ce sont les vibrations sonores des bruits 

 telephoniques, dont la frequence a varie de 25 k 45 par seconde et dont 1'amplitude 

 depasse quelquefois O mm ,0002. 



Avec cette methode, on pourra atteindre facilement des grossissements lineaires 

 de plusieurs millions, et cela en diminuant la courbure du verre, en rempla^ant la 

 lunette faible par un microscope, et enfin en agrandissant une seconde fois les photo- 

 grammes obtenus a 1'aide d'un autre microscope. 



IV. La limite pratique de I'agrandissement dependra de la sensibilite du papier 

 photographique, par rapport a la duree de son exposition (de 0,01 seconde, avec une 

 vitesse de 50 millimetres par seconde, dans les experiences de HOLOWINSKI) ainsi que de 

 1'intensite de la lumiere reflechie. 



Voici comment HOLOWINSKI a fait la verification chronometrique de son appareil : 



a) En fixant le microphone invariablement sur un support plus lourd, et en tou- 

 chant celui-ci avec un bouton metalliquc, de maniere a fermer chaque fois un circuit 

 electro-magnetique, les indications de I'electro-aimant recepteur ont toujours etc syn- 

 chroniques (aO,01 seconde pres) des mouvements correspondants des anneaux (dans un 

 autre circuit) ; il n'y a done pas retard (pratique) entre 1'instant de la secousse et les con- 

 tractions (ou dilatations) des anneaux. 



b) L'experience precedente, repetee avec un electrometre capillaire vertical (au lieu 



