132 GRAPHIQUE (Methode). 



POISEUILLE a vu de plus les variations du niveau du liquide provoquees par la respira- 

 tion : la depression du liquide etait au minimum pendant 1'inspiration, et au maximum 

 pendant 1'expiration. 



PIEGU (1847) a vu, en poussant une injection dans le membre inferieur d'un cadavre 

 immerge dans un grand vase d'eau tiede, que le liquide du vase debordait quand I'in- 

 jeclion distendait les vaisseaux. PJEOU a fait de plus des observations analogues sur 

 1'homme vivant . 



Avant PIEGU, CHELIUS a vu les oscillations d'une colonne d'eau contenue dans un tube 

 vertical qui surmontait un cylindre plein d'eau et contenant I'exlremit6 d'un membre. 

 Ces rechercbes resterent longlemps inconnues, car CHELIUS ne les a publiees qu'en 

 1830. 



L'appareil de CHELIUS etait suspendu librement. Ainsi 1'influence des mouvements 

 musculaires du membre et I'efTet des oscillations du corps sur les variations du niveau 

 de la colonne liquide se trouvaient amoindris. 



Le dispositif employe par CHELIUS se retrouve dans les appareils plethysmographiques 

 qui servent a I'enregistrement des variations de volume des membres. 



I- -- Plethysmograpkie des membres. 



Les plelhysmographes des membres peuvent etre a transmission liquide ou ;\ trans- 

 mission a air. 



A. Los plethysmographes a transmission liquide se composent d'un recipient 

 plein d'un liquide dans lequel on place un membre ou I'extremite d'un membre. Ce 

 recipient communique avec uu tube dans lequel on voit les variations de volume du 

 membre se traduire par les oscillations de la colonne liquide. On enregistre ces oscil- 

 lations de la colonne, et on obtient ainsi un plethysmogramme. 



Voici la description de quelques formes speciales de plethysmographes. 



L'appareil de PICK se compose d'un recipient cylindrique en fer-blanc rempli d'eau 

 tiede. La membrane de caoutchouc qui se trouve a 1'une des extremites du recipient 

 livre passage a 1'avant-bras. Quand 1'avant-bras est introduit dans le recipient, celui-ci 

 est rendu etanche a 1'aide d'une epaisse couche d'argile consolidee par une plaque 

 metallique. 



Le recipient presente deux ouvertures : 1'une est pour ['introduction de 1'eau : 1'autre 

 est mise en communication avec une branche d'un lube en U (une sorte de tube mano- 

 metrique). L'autre branche de ce tube contient un flotleur muni d'une plume qui trace 

 ses mouvements sur une surface enregistrante quelconque. Le flotteur consiste en une 

 petite plaque de liege ; sur la tige du ilotteur, qui est en joric, sont collees de distance 

 en distance des aiguilles sagittales et frontales qui empechent les mouvements lateraux 

 du ilotteur. 



Mosso a montre que 1'appareil de KICK ne convenait pas a 1'enregistrement des varia- 

 tions de volume, car le poids de la colonne liquide qui monte dans le tube mano- 

 melrique exerce une pression nuisible dans 1'interieur du recipient. Cette influence 

 de la colonne est tres marquee quand elle s'eleve a 20 centimetres au-dessus du 

 zero. 



Pour eviter cet inconvenient, Mosso (J874) a construit un dispositif enregistreur 

 special appele hydrosphygmogmphe. L'appareil de Mosso ne peut pas enregistrer les 

 variations rapides, mais il inscrit tres bien les variations lentes de volume et donne la 

 rnesure absolue de ces variations. La partie essentielle de cet appareil est une eprouvette 

 suspendue, plongeant dans un vase plein d'eau alcolisee. Dans cette eprouvette plonge 

 le lube qui le relie avec le cylindre de verre dans lequel le bras est plong6 jusqu'au- 

 dessus du coude. L'eprouvette est suspendue a 1'aide d'une corde qui passe sur une 

 poulie et qui porte a son autre extremite un coutrepoids et une plume enregistrante. 

 Quand le volume du membre contenu dans le recipient augmente, de 1'eau penetre dans 

 l'6prouvette, celle-ci plonge dans le liquide, le contrepoids monte et trace sur le cylindre, 

 enregistreur une courbe ascendante. Au contraire, quand le volume du membre diminue, 

 de 1'eau passe de Feprouvette dans le recipient cylindrique, 1'eprouvette alleged monte, 

 et le contrepoids descend et decrit une courbe descendante. 



