93 1 GRAPHIQUE (Methode). 



on enleve le llolteur du tube manometrique et si on reunit 1'extrtimite superieure de ce 

 tube a un tamliour enregistreur de MAREY. C'est BUISSON (1862) qui, le premier, a enre- 

 gistre de celte faron les variations de volume d'une main plongee dans un bocal 

 rempli d'eau. 



On peut aussi enregistre*' a distance, a 1'aide d'un tambour de MAREY ou d'un piston- 

 recorder, les variations de volume de 1'air contenu dans un recipient clos, plein d'air, 

 et contenant un membre. 



Nous avons done a considerer deux sortes de plethysmographes a transmission a 

 air : 1 les plethysmoyraphes a liquide et 2 les plethysmographes a air ou a gaz, si au 

 lieu d'air le recipient contient un gaz quelconque. 



a) Les plethysmographes a liquide et a transmission ne sont en definitive que les 

 plethysmographes directs un peu transform es. 



FRAXC.OIS-FRANCK a perfectionne 1'appareil de BUISSON de la facon suivanle : 



Un opercule metallique, rabatlu sur la membrane que traverse I'avant-bras, s'oppose 

 aux mouvements de celte membrane qui, sans cela, eussent ahsorbe presque enliere- 

 ment les divers changf ments de volume de la main. De plus, pour eviter 1'inertie de 

 la colonne d'eau dans le tube etroit, inortie qui deforme les moavements rapides, 

 FRANQOIS-FRANCK a mis sur le Irajet de ce tube un renllement dans lequel se font les 

 oscillations du liquide. Une poignee contenue dans le bocal, et qu'on saisit, tient la main 

 immobile. 



Les oscillations sont transmises par un tube a un tambour a air de MAREY. La forme 

 des courbes est identique a celle du pouls. 



L'hydrosphygmographe de Mosso ressemble a 1'appareil de FRANCOIS-FRANCK, avec 

 celte difference qu'au lieu d'un bocal on a un cylindrc dc vcrre, suspendu au ilafond. 

 pour eviter ['influence des mouvements involontaires sur 1'eau. L'avanl-bras est, inlro- 

 duit dans une manchelte en caoutchouc. Une tubulure qui se trouve a la partie supe- 

 rieure du cylindre est en communication avec un tambour inscripteur de MAREY. Pour 

 maintenir constante la pression dans 1'appareil, une bouteillc Ires large, pleine d'eau, 

 est en communication avec le cylindre. Le niveau de 1'eau dans la bouteille s'tileve 

 jusqu'a la tubulure superieure du cylindre. 



Le plethysmographe de LEHMANN (construit par ZIMMERMANN) se compose d'un cylindre 

 en zinc. Un sac mince de caoutchouc est place a rintt'-rieiir du cylindre. L'espace 

 compris entre le sac et la paroi de zinc est rempli d'eau. L'eau monte dans un tube 

 fixe a la partie superieure du cylindre ; ce tube communique avec un tambour enre- 

 gistreur de MAREY. L'appareil peut etre suspendu au plafond. 



BOWDITCH et WARREN (1880), dans leurs experiences plethysmographiques, out place 

 1'extremite d'un animal dans un tube de verre plein d'eau communiquant avec des 

 recipients pleins d'eau froide et d'eau chaude. Ce tube etait en communication avec un 

 tambour a air inscripteur de GRUNMAGH. Le tambour avail 3, 4 centimetres de diametre 

 avec un levier long de 20 centimetres. L'amplification etait egale a 40. 



b) 1). Parmi les plethysmographes a gaz, citons d'abord 1'appareil de Mosso : lr 

 pli'thysmocjraphe yazomctrique. Uans cet appareil le membre est renferme dans un 

 espace clos plein d'air. Le pied est cbausse d'un soulier de gutta-percha; la main est 

 placee dans une bouleille sans fond ou dans un gant de gutta-percha, qu'on ferine au 

 poignet avec du mastic de vitrier. On niesure 1'air qui se deplace par suite des change- 

 menls du volume des membres. 



L'air dont il s'agit de mesurer le displacement penetre, par un tube en caoutchouc, 

 a travers le fond d'un vase de verre rempli d'un liquide leger, ether de petrole ou 

 ether elhylique ; le tube monte au-dessus du niveau du liquide. Le vase rempli de 

 liquide est reconvert d'un petit cylindre metallique, equilibre par un contrepoids. On a 

 ainsi un petit yazomelre. Les mouvements du cylindre sont inscrits par la plume qui est 

 fixee au contrepoids. 



Le plethysmographe d'ELLis (1885) se compose d'un petit tube de verre effile a son 

 extre*mite, dans lequel on place les membres de la grenouille. -- Ce tube communique 

 par un tube en T avec un tambour a air et avec un tube qui sert au reglage de la pres- 

 sion de 1'air dans 1'appareil. 



