716 ISOTONIE. 



On comprend que cette manure de calculer produira seulement un resultal correct, 

 si la depression du liquide ne differe que peu de la depression de la solution de NaCl 

 de 1 p. 100. S'il y a une grande difference comme dans 1'exemple mentionne, il vaut 

 mieux rechercher directement dans un tableau, quelle solution de NaCl s'accorde avec 

 1'abaissement trouve. Et, si Ton ne dispose pas d'un tel tableau, on peut calculer celte 

 concentration de NaCl, au moyen des coefficients de dissociation (Voyez Osmoticher 

 Druck und Jonenlehre, I, 128). 



Quelques remarques sur la technique de la cryoscopie. -- Je ne decrirai pas tous les 

 appareils qu'on a preconises pour la determination du point de congelation. Grace a la 

 forme tres simple que BECKMANN a su donner a son appareil (1888\ celui-ci trouve depuis 

 longtemps une application presque generale. 



L'appareil de BECKMANN comprend une eprouvette cryoscopiqueS, munie d'une lubn- 

 lure laterale B. On fixe dans le grand tube, au moyen d'un bouchon,un thermometre don- 

 nant le centieme de degre et un agitateur consistant en un anneau de platine (fig. 5). 



L'eprouvelte cryoscopique etant ainsi monlee, on la fixe au moyen d'un bouchon 

 dans une eprouvette plus large M, qui forme simplement autour d'elle un matelas 

 d'air destine a ralentir et a moderer 1'action du milieu refrigerant. 



Le liquide refrigerant est alors verse dans le vase exlerieur L, enveloppe de 

 feutre. S'il s'agit d'operer sur une solution aqueuse physiologique ou patholugique, on 

 emploie un melange de glace et de solution concentric de sol niarin en proportions 

 convenables'pour obtenir un froid qui oscille autour de 2, 5. 



On agile constamment le liquide a examiner : on observe altentivement le lliermo- 

 gene et on voit le mercure baisser, baisser lentement : lorsque la temperature de conge- 

 lation est atteinte, le liquide nese congele pas, mais reste en surfusion, et la colonne de 

 mercure descend encore. Mais, a un moment donne, la congelation se produit et imme-- 

 diatement, brusquement la colonne de mercure remonte : on note le maximum de cette 

 ascension : c'est la temperature de congelation cherchee. 



Je viens de dire qu'on doit agiter constamment. Precaution importante si 1'on veul 

 avoir des resultals exacts. J'ai done construit un dispositif qui permet il'aijiter mccani- 

 quement : il consiste en un moteur ci air chaud (appareil peu couleux), et un excentriqne. 

 C'est la une premiere amelioration; grace a celte modification, 1'operateur ne se faligue 

 pas et peut abandonner un instant l'appareil,'si la temperature de congelation tarde a 

 s'etablir. (Fig. 121.) 



La deuxieme amelioration a pour but d'empecher le melange de 1'air do 1'eprouvette 

 cryoscopique avec 1'air de la chambre, par les mouvements de 1'agitateur. On voit qu'un 

 tube de caoutchouc tres mince reunit 'la tige mobile de 1'agitateur et le lube de verre 

 dans lequel Pagitateur se meul. Aulour de la tige et dans le tube de caoutchouc se 

 trouve une spirale de cuivre qui par sa tension fait descendre ragitateur. C'est le 

 moteur qui le leve pt-riodiquement. Mais, comme le tube de caoutchouc est ferine" aux 

 deux bouts, il ne permeltra pas a 1'air d'entrer ou de sortir. Cetle disposition presenle 

 encore 1'avantage que la perte de gaz, dissous dans le liquide a examiner, se reduit i un 

 minimum. Cette perte de gaz pourrait entrainer des fautes graves, s'il s'agit d'acidr 

 carbonique, comme par exemple dans 1'examen des eaux minerales. 



Grace a ces deux ameliorations, la methode a gagne considerablement en exac- 

 titude. 



On a apporte a 1'appareil de BECKMANN plusieurs modifications. Ainsi H. FRIEDENTHAL 

 a propose (1899)de reduire les dimensions du reservoir qui recoit le liquide a examiner, 

 de maniere qu'une quanlile de 6 centimetres cubes suffise deja. En outre il a supprime 

 le mafelas d'air et ainsi il etablit un contact direct du liquide a examiner le melange 

 refrigerant, ce qui presente 1'avantage d'accelerer beaucoup le refroidissement. Le 

 melange ne se compose pas de neige ou de glace et de sel de cuisine mais de nitrate 

 d'ammonium, sel qui, par 1'addition d'eau, produit un refroidissement. Ce refroidisse- 

 ment n'est pas plus grand qu'il ne taut pour congeler le liquide a examiner. D'apres 

 COHN cependant, 1'usage de 1'appareil de FRIEDENTHAL presente des inconvenients. Un autre 

 appareil, plus complique, plus couteux aussi, mais donnant des resultats beaucoup plus 

 exacts est celui de DEKHUYZEN (1908). Get auteur s'est surtout attache" a ce que la tempe- 

 rature du melange refrigerant soit conslante. 11 y parvient en placant le vase de verre 



