14 Methodik. 



dimming des Feldes oder eine Verminderung der Kraftlinienzahl, 

 der Querdruck nimmt hier ab und die Folge 1st, daB der Strom- 

 leiter nach hierher angesogen wird. FlieBt der Strom umgekehrt, 

 so haben die Kraftlinienringe auch umgekehrten Richtungssinn 

 (Abb. 7). Jetzt sind die Kraftlinien unterhalb des Stromleiters 

 mit den Linien des Magneten gleich gerichtet. Es entsteht hier 

 ein erhohter Querdruck, der den Stromleiter nach oben zu 

 driicken strebt. Oberhalb des Stromleiters sind jetzt die 

 Kraftlinienringe entgegengesetzt den Linien des Magneten gerichtet 

 und heben sich gegenseitig auf. Es entsteht hier das relative 

 Kraftlinienvakuum, durch das der Stromleiter angesogen wird. 

 Aus alledem ist ersichtlich, daB ein hinlanglich leicht 

 beweglicher Stromleiter bei Durchleitung von Stromen 

 in der einen oder andern Richtung sich in dem Felde 

 eines Magneten quer zur Richtung der Kraftlinien hin- 

 und herbewegen muB. 



Dieses Prinzip hat Einthoven benutzt, um sein Saiten- 

 galvanometer zu konstruleren. Um den drei wichtigsten An- 

 forderungen, die an ein fur physiologische Zwecke brauchbares 

 Instrument zu stellen sind, moglichst vollkornmen gerecht zu 

 werden, um also hohe Empfindlichkeit, groBe Geschwin- 

 digkeit der Einstellung und Aperiodizitat der Reaktion 

 als Vorziige in seinem Instrument zu vereinigen, sind eine Reihe 

 wichtiger technischer Einrichtungen angebracht. Um die Emp- 

 findlichkeit hochzutreiben, ist zunachst nicht ein permanenter 

 Magnet, sondern ein Elektromagnet verwendet, zwischen dessen 

 Polen ein sehr starkes konstantes Feld bei Erregung der Elektro- 

 magnete auftritt. Die Pole haben die Form 10 cm langer Kanten 

 von geringer Breite und stehen einander in einem Abstand von 

 2 mm gegeniiber. In dem dazwischen freibleibenden schmalen 

 Raum, in dem parallel den Polkanten die Saite ausgespannt ist, 

 entsteht ein Feld von groBer Starke, da die Kraftlinien hier 

 zwischen den Polen dicht zusammengehalten iibergehen. Die Feld- 

 intensitat wird noch dadurch erhoht, daB man dem Magneten 

 nicht Hufeisenform, sondern die eines geschlitzten Ringes oder 

 eines Rechtecks gibt und daB man die Wickelungen sehr nahe 

 den Polen anbringt (Abb. 8 und 9). 



Der Saite, durch welche die zu messenden Strome geleitet 

 werden, hat Einthoven eine moglichst kleine Masse gegeben: 



