Methodik. I 7 



von Stromen Ausschlage macht und die Trommel hinter dem 

 Spalt der Schutzhulse herum rotiert, so schreiben sich die Be- 

 wegungen der Saite oder vielmehr die des herausgeschnittenen 

 Punktes des Saitenbildes auf dem photographischen Papier der 

 Trommel auf. Man benutzt diese Einrichtung mit Vorteil, wenn 

 es sich darum handelt, den zeitlichen Verlauf von nicht sehr 

 schnell ablaufenden Stromschwankungen zu registrieren und 

 zugleich deren Oszillationen iiber eine langere Zeit hin zu vr- 

 folgen. 



Will man sehr schnell veranderliche und kurzdauernde 

 Stromschwankungen registrieren, so benutzt man besser eine Vor- 

 richtung, in welcher hinter dem horizontalen Spalt eines sonst 

 lichtdichten Schutzkastens eine photographische Platte mit groBer 

 Geschwindigkeit voriibergleitet. Sehr brauchbar fiir solche Zwecke 

 ist der von Cremer konstruierte Fallregistrierapparat. In der 

 Vorderwand eines 1 m hohen Schutzkastens ist nahe dem unteren 

 Ende ein horizontaler Spalt angebracht. Das Projektionsbild 

 der Galvanometersaite wird wieder so eingestellt, daB es sich 

 mit dem horizontalen Spalt des Registrierers rechtwinklig kreuzt. 

 Man laBt nun innerhalb des Kastens die Platte niederfallen, so 

 daB sie mit groBer Geschwindigkeit hinter dem Spalt voriiber- 

 gleitet. Wenn zu dieser Zeit die Galvanometersaite ihre zu 

 registrierenden Bewegungen ausfiihrt, so schreiben sich dieselben 

 auf der Platte auf. Die Geschwindigkeit des Plattenfalles laBt 

 sich in ausgiebiger Weise abstufen durch Bremsvorrichtungen oder 

 durch Anbringung von Gegengewichten, wie bei der Atwoodschen 

 Fallmaschine, durch Einschaltung von Reibungswiderstanden oder 

 dergleichen. 



Dieser Registrierer wird in den Werkstatten von Professor 

 Edelmann in Miinchen hergestellt, und ebenso geht von dort 

 auch der nach dem Prinzip der Kymographien gebaute Regi- 

 strierer hervor, den Dr. Edelmann jun. fiir die Zwecke der 

 Saitengalvanometrie konstruiert hat. 



Wenn man die registrierten Ausschlage des Galvanometers 

 einer Analyse unterziehen will, so muB man die Geschwindigkeit 

 kennen, mit der sich die Schreibflache hinter dem Spalt 

 vorbeibewegt hat. Um diese festzustellen, trifft man Vorsorge, 

 daB sich gleichzeitig mit den Saitenausschlagen die Zeit 

 mitregistriert. Man stellt eine Stimmgabel von bekannter 



I'i i>c r. Elektrophysiologie. 



