II. Methodik. 



Die Methodik der Untersuchung schnell ablaufender Strom- 

 schwankungen - - um solche handelt es sich ja bei den Aktions- 

 stromen der Muskeln hat seit der Einfiihrung des Rheotoms 

 durch Bernstein erhebliche Fortschritte gemacht. Man hat 

 elektrische MeBinstrumente erfunden, die einige Vorteile mit- 

 einander verbinden, die man an den friiheren Instrumenten nicht 

 vereint beisammen hatte. Es handelt sich darum, Instrumente 

 zu konstruieren, die einerseits sehr schnell reagieren, also den 

 sehr schnell ablaufenden Aktionsstromschwankungen mit gleicher 

 oder moglichst angenahert gleicher Geschwindigkeit zu folgen 

 vermogen. Sie miissen aber andererseits auch eine groBe Emp- 

 findlichkeit haben, da die Aktionsstrome sehr kleine elektro- 

 motorische Krafte haben und bei dem groBen inneren Widerstand 

 der Gewebe mit nur sehr kleinen Stromstarken ableitbar sind, 

 und ferner miissen die Instrumente aperiodisch reagieren, d. h. 

 ihr Index darf, durch eine plotzliche Stromanderong abgelenkt, 

 nicht etwa in mehreren Schwingungen hin und her oszillieren 

 und dann erst in einer neuen Einstellung zur Ruhe kommen, 

 sondern er soil sofort in die neue Ruhelage iibergehen und darin 

 stehen bleiben. Ein Instrument, das diesen Anforderungen : 

 hohe Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Aperiodizi- 

 tat der Einstellungen, bis zu einem gewissen Grade gerecht 

 wird oder diesem Ideal naher kommt, ist das Kapillarelektro- 

 meter; indessen fur die vorliegenden Zwecke ist dieses Instrument 

 in neuester Zeit doch weit iiberholt worden durch die Einfiihrung 

 der Saiteninstrumente, Galvanometer und Elektrometer, in die 

 elektrophysiologische Methodik. Es ist bekannt, daB man diesen 

 wesentlichen Fortschrltt in unserer Technik dem Physiologen 

 Einthoven in Leyden verdankt. Das Prinzip des Saitengalvano- 



