12 



Methodik. 



leiter benutzt. AuBerhalb dieses Raumes (in der Abbildung oben) 

 verlaufen die Kraftlinien gekriimmt, da hier durch die zahlreichen 

 Kraftlinien im starkeren Teil des magnetischen Feldes ein ein- 

 seitig vermehrter Querdruck stattfindet; infolgedessen verlaufen 

 die Kraftlinien in Bogen, zuletzt von unendlicher Ausdehnung 

 von einem Pol zum andern und die Zahl der Kraftlinien, die 

 die Flacheneinheit der Symmetrieebene des Feldes durchsetzt, 

 wird um so kleiner, je weiter man sich von den Polen entfernt. 



Um einen stromdurchflossenen 

 Draht besteht ein Magnetfeld. 

 dessen Kraftlinien konzentri- 

 sche Ringe um den Draht als 

 Zentralachse bilden. Denkt man 

 sich eine die Achse enthaltende 

 Ebene durch das Feld gelegt, 

 so nimmt die Zahl der Linien, 

 welche die Flacheneinheit dieser 

 Ebene durchsetzen, mit dem Ab- 

 stand von der Achse ab, und 

 dies ist wiederum der Ausdruck 

 fur die Tatsache, daB die In- 

 tensitat des magnetischen Feldes 



Abb. 6. Abb. 6 a. 



Abb. 6 und 6a. Prinzip des Saitengalvauometers durch Krat'tlinienschema dargestellt. Kraftlinien 

 des permanenten Magneten punktiert gezeichnet, Kichtungssinn von links (Nordpol) nach recht? 

 (Sudpolj. Konzentrische Kraftlinienringe um den im Querschnitt getroffenen Stromleiter ausgezogen 

 gezeichnet, Uhrzeigersinn wie in Fig. 6a. Ablenkung des Stromleiters in liichtung des Plcilr- 



fnach unten in der Abb. 6). 



mit dem radialen Abstand von dem Stromleiter abninirnt. Audi 

 hier haben die Linien einen bestimmten Richtungssinn, und zwar 

 laufen sie im Uhrzeigersinn um den Draht herum, wenn man in 

 der Richtung des Stromes am Draht entlang sieht (Abb. 6, 6a). 

 FlieBt dagegen der Strom umgokehrt, also auf den Beobachter zu. 

 wenn er am Draht langs schaut, so haben die Kraftlinien Gegen- 



