Methodik. 



sie besteht aus versilbertem Quarz und hat 1 2 /./ Dicke, oder 

 man benutzt Wollastonfaden aus Platin von etwa gleicher Dicke, 

 Die winzige Masse so diinner Saiten kann durch minimale elektro- 

 motorische Krafte in Bewegung gesetzt werden und man erreicht 

 mit solcher Anordnung sehr hohe Stromempfindlichkeit. 



Prqjekiions- 

 mikroskop 



Saite ElektroTTvagnet BeleudOirngs- 



* V. fl n m \ n minifl rnikrosfwp 



Abb. 8. 



Schema des Saitengalvanometers. Die Ablenkungen der Saite erfolgen senkrecht zur Ebeae der 

 Zeichnung und senUrecht zu den Kraltlinien zwischen den Polen des Elektromagneten. 



Die Geschwindigkeit, mit der die Ablenkungen der 

 Saite sehr schnellen Stromschwankungen folgen, ist um so groBer, 

 je kleiner die Ausschlage siad, d. h. je mehr die Saite gespannt 

 ist. Man muB also im Interesse der Schnelligkeit der Reaktion 



Querschntft 

 der Scale 



Abb. 9. 



Das Instrument der Abb. 8 von oben gesehen. Die Kraftlinien zwischen den Polen des Elektrn- 

 magneten sind punktiert, die konzentrischen Kraftlinienringe um den Quersehnitt der Saite aus- 

 gezogen gezeichnet. Die Ablenkungen der Saite erfolgen je nach der Richtung des durchflieCendcn 

 Stromes im Sinne des einen oder des anderen Pfeiles. 



die Empfindlichkeit durch Spannung der Saite stark verringern, 

 und die Ausschlage betragenin Einthovens Instrument nur Bruch- 

 teile ernes Millimeters. Um die so beeintrachtigte Empfindlichkeit 

 wiederzugewinnen, um also doch schon bei schwachen Stromen 

 groBe Ausschlage zu beobachten, hat Einthoven die mikrosko- 

 pische Beobachtung der Saite eingefiihrt; bei physiologischen 



