1 (j Methodik. 



Versuchen benutzt man in der Regel 400- bis 1 200 f ache Ver- 

 groBerung. 



Mit der Spannung der Saite stellt sich zugleich der Vorteil 

 einer Aperiodizitat der Einstellung ein, d. h. die richtig ge- 

 spannte Saite schwingt nicht bei Durchleitung eines Stromes 

 iiber die neue Ruhelage hinaus, sondern stellt sich sofort auf 

 diese ein. Die hierzu erforderliche Dampfung geschieht 1. durch 

 die mit der Ablenkung aus der Ruhelage zunehmende Spannung 

 der Saite. 2. Durch den Widerstand der Luft und 3. elektro- 

 magnetisch; es werden namlich nach der bekannten Lenzschen 

 Regel bei der Bewegung eines Stromleiters, wahrend er die Kraft- 

 linien eines Magnetfeldes durchschneidet, elektromagnetische Krafte 

 wachgerufen, welche die im Gang befindliche Bewegung zu hemmen 

 streben. Dies kommt als Dampfung und aperiodische Einstellung 

 der Saite zur Geltung. 



Eine Einrichtung, die gerade fur die Analyse sehr schnell 

 ablaufender Stromschwankungen unerlaBlich ist, ist die photo- 

 graphische Registrierung der mit dem Auge wegen ihrer 

 Geschwindigkeit nicht mehr verfolgbaren Saitenausschlage. Zu 

 diesem Zwecke wird ein Bild der Saite bei etwa SOOfacher Ver- 

 groBerung und starker Beleuchtung durch eine Bogenlampe pro- 

 jiziert und auf eine geeignete photographische Registriervorrich- 

 tung entworfen, welche die Bewegungen der Saite in Form von 

 Kurven aufzuzeichnen vermag. 



Zur photographischen Registrierung solcher Stromkurven des 

 Saitengalvanometers dienen Apparate, die nach verschiedenem 

 Prinzip konstruiert sein konnen. Will man maBig schnell ab- 

 laufende Stromschwankungen aufnehmen, so benutzt man meistens 

 ein Instrument, das nach Art der Kymographien gebaut ist. 

 Eine Trommel, die um eine horizontal liegende Achse rotiert, 

 wird mit einem Film oder hochempfindlichem photographischen 

 Papier bespannt. Um diese Trommel herum befindet sich eine 

 lichtdichte und enganliegende Schutzhiilse, in deren Frontwand 

 ein horizontaler Spalt ausgeschnitten ist. Das senkrecht stehende 

 Projektionsbild der Saite des Galvanometers wird nun so ein- 

 gestellt, daB es sich mit dem horizontalen Spalt in der vorderen 

 Wand des Registrierers kreuzt. Der Spalt schneidet dann aus 

 der ganzen Lange des Saitenbildes eine sehr kurze, annahernd 

 punktformige Strecke aus. Wenn nun die Saite bei Durchleitung 



