18 Zweiter Abschnitt. 



miBt x ) ; die Anorduung 1st dann beziiglich der auBeren Ableitung sym- 

 metrisch; eine etwa auftretende Spannung kann nur auf elektrische 

 As3'inmetrie des Muskels selbst zuriickgefiihrt werden (Negativitat der 

 Sehne). Danach wird das untere Ende des Muskels in KCl-Losung 

 getaucht und wieder gernessen. Von dem so gemessenen Zahlenwert 1st 

 die vorher gemesseue Spannung bei syinmetrischer Ableitung abzuziehen, 

 um den negativierenden Kalisalzeffekt allein zu erhalten. Es ergibt 

 sich, daB derselbe 1 / zo bis l / 50 Volt betragt. 



Man kann die Messung auch so ausfiihren, daB man den Muskel 

 an derselben Stelle erst mit NaCl- und dann nrit KCl-Losung betupft 

 und die Differenz der elektromotorischen Kraft iniBt. 



Die spezifische Wirkung der Kalisalze ist nur ein 

 spezielles Beispiel, andere Salze iiben ebenfalls ein en 

 ihnen jeweils eigentlini lichen, elektromotorischen Effekt 

 auf die Strornerzeugung des Muskels aus, wenn sie auf 

 einer Seite zur lokalen Einwirkung gebracht werden. 



Hieriiber liegen systeinatische Untersuchungen von Hober 2 ) vor; 

 derselbe fand, daB manche Salze ebenso negativierend wirken wie Kali- 

 salze, andere entgegengesetzt (also positivierend) und wieder andere iiber- 

 haupt nicht. Nach dem Grade ihre Wirksamkeit ordnet Hober die 

 Salze, beispielsweise verschiedene Kalisalze, in folgender Reihe : 



- K 2 S0 4 , KC1, KBr, KI, KN0 3 , KSCN + 



Dies bedeutet folgendes: Wenn ein Ende des Muskels konstaut mit 

 KCl-Losung in Beriihrtmg ist, das andere der Reihe nach in KSCN 

 usw. bis K 2 S0 4 getaucht wird, so wird das Ende positiv sein, wenn es 

 n KSCN, negativ, wenn in K 2 S0 4 , bei den iibrigen Salzen liegen die 

 Werte dazwischen. 



') Das Instrument, welches bei alien in diesem Buch beschriebenen elektro- 

 motorischen Messungen benutzt wurde, war das Bin an tenelektro meter iiach 

 Dolezalek (Beschreibung siehe in der Zeitschrift fur Elektrochemie 12, 611 (1906). 

 Dieses vorziiglich konstruierte Instrument gestattet noch Tausendstel-Volt (Milli -Volt) 

 abzulesen, bei Benutzung von Spiegel und Skala und einer Hilfsladung von 100 Volt, 

 zum Aufladen der geteilten Nadel. Vor jeder Messung wird bei Benutzung dieses 

 Instruments der Nullpunkt durch KurzschlieBen der Pole gemessen ; haufig mufi auch 

 die Skala durch ein Normal element geeicht werden; die gesuchte Spannung ergibt 

 sich unter der von Dolezalek gut begriindeten Annahme, daB die Ausschlage des 

 Instruments der Spannuug proportional sind. - 



Es mag noch bemerkt werden, daB, falls ein Elektrometer nicht zur Verfiigung 

 steht, die Nachpriifung der hier beschriebenen Versuche auch init der iiblichen 

 P oggendorf schen Kompensationsmethode gescheheu kann, unter Benutzung des 

 einfacheren Kapillarelektrometers. 



2 ) Pfliigers Archiv 106, 599 (1905). 



