486 Funftes Kapitel. 



befiudet, in der Weise, daB von der Stromquelle die beiden Poldrahte 

 zu der Messingleiste und von dort zwei andere Drahte zum Praparat 

 geleitet werden. Sind nun die Verbindungsstiicke der Metallklotze 

 siimtlicb zwischen die Klotze eingefugt, so daB die Messingleiste eine 

 Kontinuitat bildet, so haben wir denselben Fall wir in Fig. 212. Es 

 geht also durch den kleinen Kreis ein starker Strom, weil hier wenig 

 Widerstande siud, wahrend durch den groBen Kreis nur ein sehr 

 schwacher Strom flieBt, da hier das Praparat einen betrachtlichen 

 Widerstaud bietet. Wir konnen nun aber mittels unseres Apparats 

 in bequemster Weise den geringen Strom, der durch den Praparat- 

 kreis geht, verstarken, indem wir die Widerstande in dem Kreise 

 der NebenschlieBung erhoheu, und das erreichen wir, indem wir den 

 Schieber zunachst immer weiter und weiter hinabschieben (P^ig. 212), so 

 daB der Strom eine immer groBere Strecke des ersten Rheochorddrahtes 

 durchlaufen muB, die an einer Skala zu messen ist. Dann aber 

 konnen wir die Widerstande noch mehr verstarken, indem wir nach 

 und nach auch noch die Verbindungsstiicke zwischen den Metall- 

 klotzen herausnehmen. Die Folge davon ist, daB der Strom ausschlieB- 

 lich in der NebenschlieBung die ganzen Rheochorddriihte durchlaufen 

 muB, die bei ihrer Dunne und Lange einen ganz betrachtlichen Wider- 

 stand bilden. Je mehr aber die Widerstande im Kreise der Neben- 

 schlieBung wachsen, um so mehr steigt die Intensitat des Stromes, 

 der durch den Praparatkreis geht, und da die Widerstande genau ab- 

 gemessen sind, so kaun man auf diese Weise die Stromintensitat 

 im Praparatkreise in der feinsten W T eise abstufen. Aehuliche Wider- 

 standsapparate, die zum Teil auf dem gleichen, zum Teil auf gauz 

 anderen Prinzipien beruhen, siud in gro'Berer Zahl uud in mannigfaltigen 

 Formen fur physikalische wie fur physiologische Zwecke konstruiert 

 worden. Es genu'gt indessen fur phj^siologische Zwecke in den meisten 

 Fallen das alte Du Bois-REYMONDsche Rheochord. 



I II 



N 



Fig. 213. Induktionsstrom. / Priraiire Spirale, E Element, S Schliissel. // Sekundare 



Spirale, N Praparat. 



SchlieBlich bleibt noch iibrig, Mittel kennen zu lernen, die es 

 ermoglichen, einen Strom von moinentaner Dauer auf ein I'raparat 

 einwirken zu lassen, und die es ferner gestatten, solche Stro'me von 

 momentaner Dauer in schueller, rhythmischer Aufeinanderfolge zu er- 

 zeugen. Solche Mittel geben uns die Tatsachen der Induktion an die 

 Hand. Es ist dazu notig, daB wir uns die Gesetze der Induk- 

 tionsstrome kurz vergegenwartigen. Haben wir eine Drahtspirale r 

 in deren Nahe, aber ohne sie zu beriihren, sich eine zweite Draht- 

 spirale beflndet, und lassen wir durch die erste, die sogenannte 



