286 



Die elektromotorischen Wirkungen der Muskeln. 



dass wir die Grosse der zwischen natiirlicher Langsoberflache und 

 kiinstlichem Querschnitt bestehenden Spannungsdifferenz messen. Die 

 Differenz der Spannungen zwischen zwei Punkten lasst sich nun in 

 der That leicht und genau mit Hulfe eines Verfahrens bestimmen, 

 welches von Poggeudorff stammt und von Du Bois-Reymond 

 wesentlich verbessert wurde (8). 



Das Princip der Methocle beruht darauf, die Ablenkung des Mag- 

 neten durch einen von einer Messkette abgeleiteten Stromzweig im 

 entgegengesetzten Sinne zu beeinflussen, und zwar genau bis zu volliger 

 Aufhebung der urspriinglichen Ablenkung. Man hat dann in der 

 bekannten, variablen Spannungsdifferenz ein Maass fur die Grosse der 

 zu bestimmenden, unbekannten. Ein soldier ,,compensirender" 

 Strom lasst sich von einer Messkette leicht verinittels eines Rheochords 

 abzweigen, welches in diesem Falle als ,,C ompensator" bezeichnet 



wird. Wird durch einen geraden 

 oder zum Kreise gebogenen Draht 

 (a 1} (Fig. 106) der Strom einer 

 constanten Kette (K) geleitet, so be- 

 steht auf deniselben ein bestimmtes 

 ,,elektrisches Gefalle", indeni 

 an den einzelnen Punkten verschie- 

 dene Spannungen herrschen. Ver- 

 bindet man nun unter Vermittelung 

 eines Stromwenders (C) den Langs- 

 schnitt eines auf unpolarisirbaren 

 Elektroden aufliegenden Muskels (M) 

 mit dem Ende (a) der Compensator- 

 saite, wahrend der abgeleitete Langs- 

 schnittpunkt mit einem metallischen 

 Schieber verbunden wird (c), welcher 

 auf dem Rheochorddraht gleitet, so 

 wirkt auf die Bussole (S) einerseits 

 die SpannungsdifFerenz zwischen den 

 Rheo chord punkten (a) und (c), andererseits aber jene zwischen dem 

 Querschnitt und der Langsoberflache des untersuchten Muskels. Durch 

 passende Einstellung des Schiebers (c) lasst sich nun jederzeit leicht 

 die durch den Muskelstrom bewirkte Ablenkung genau compensiren. 

 Es ist dann offenbar die Differenz der Spannungen zwischen Langs- 

 oberflache und Querschnitt des Muskels gleich der Differenz der 

 Spannungen zwischen den Punkten (a] und (c) des Rheochorddrahtes. 

 An diesem entspricht aber jeder Millimeter einem bestirnmten Bruch- 

 theil der Kraft eines Daniell'schen Elementes. 



Um derartige Messungen rasch und bequem ausflihren zu konnen, 

 construirte Du Bois-Reymond den ,,runden Compensator", 

 bei welcheni der Rheochorddraht (a b) auf einer runden Scheibe von 

 Hartgummi angebracht ist. Anfang und Ende desselben stehen mit 

 den Kleminen I und II in Verbindung; vom Anfaug geht ausserdem 

 ein Draht zur Klemme IV, wahrend III mit dem rnetallenen Rollchen r 

 verbunden ist, welches auf dem Rheochorddraht schleift, von dem 

 ein beliebiger Antheil durch Drehung der Scheibe eingeschaltet werden 

 kann (Fig. 107, a und &). 



Nach der eben beschriebenen Methode hat Du Bois-Rey- 

 mond zahlreiche Messungen der elektromotorischen Kraft zwischen 



Fig. 106. Kraftmessung durch Compen- 

 sation. (Nach Du Bois-Reymond.) 



