48 A. Allgemeines. 



skope leistungsfahigsterWerkstatten, sogenannter ,,erster Firmen". 1 ) Man 

 lasse sich nicht durch den niedrigeren Preis verleiten, ein Mikroskop 

 zu kaufen, an welchem man hinterher beim Grebrauch einen Fehler 

 nach dem anderen entdeckt. 



Bei der Anschaffung eines Mkroskopes , welches zu Bakterienuuter- 

 suchnngen bestimmt 1st, sind mm erne Keihe von speciellen Punkten 

 zu beriicksichtigen. Von Objectiven braucht man mindestens zwei, 

 namlich ein schwaches (Zeiss AA, Leitz 3) und ein starkes (Zeiss 

 Oel-Immersion 2mm oder 1 / 12 ' / , Leitz Oel-Immersion 1 / 12 ") von Ocu- 

 laren ebenfalls zwei (Zeiss 2, 4, Leitz 1, 4). Man hat so schwache 

 Vergrosserungen von ca. 50-- 100 und starke von ca. 500- -1000 

 zur Yerfiigung. Sehr angenehm ist daneben noch der Besitz eines 

 mittleren Objectives (Zeiss DD, Leitz 7), welches ca. 200 450fache 

 Vergrosserung giebt. Der Tubus soil sowohl durch groben Trieb wie 

 durch Mikrometerschraube verstellbar sein. Der Objecttisch darf 

 nicht zu klein sein, so dass man Culturplatten bequem untersuchen 

 kann. Das Condensorsystem, welches zur Beleuchtung der Objecte 

 dient, soil nach der von Abbe (cf. weiter unten) angegebenen Weise 

 constrtiirt und auf- und abwarts (am besten durch Trieb) verschieblich 

 sein; der Beleuchtungsspiegel soil in seinem Durchmesser den des 

 Abbe'schen Beleuchtungskorpers etwas iiberschreiten. Sehr nothwendig, 

 kaum zu entbehren fiir Bakterienuntersuchungen , ist eine Vorrichtung 

 zum schnellen und bequemen Wechseln der Objective (Revolver). 



Das wesentlichste und bedeutendste Stuck des gesammten Mikro- 

 skopes ist das ,,Oel-Immersions-System", das Objectivsystem, 

 welches wir stets benutzen, wenn es sich um eine moglichst stark ver- 

 grosserte Darstellung des Objectes handelt. Bei diesem System wird 

 die Oberflache des Deckglases des Praparates mit der Frontlinse des 

 Objectivs stets verbunden durch ein Tropfchen eines Oeles (Cedernol), 

 welches dasselbe Brechungsvermogen fur das Licht f denselben Brechungs- 



a ) Allen voran schreitet die Firma Carl Zeiss in Jena. Diese Firma lasst 

 sich die hochsten Preise bezahlen ; sie liefert aber auch das Beste. Die sogenannten 

 ,,Apochr omat-Obj ective" von Zeiss sind das Vollendetste, was von Objectiven 

 existirt. Ebenso wird die Firma hinsichtlich der iibrigen optischen Tbeile der Mikro- 

 skope sowie hinsichtlicb der Stative von keiner anderen Firma iibertroffen. In 

 Berlin sind die Zeiss 'schen Instrumente vorrathig bei ,,Carl Zeiss Gescbafts- 

 stelle Berlin, friiber G. Konig", N.W., Dorotbeenstrasse 29. 



Neben Zeiss sind ferner zu nennen Ernst Leitz in Wetzlar (die ausserst 

 preiswertben Instrumente dieser Firma, welche sicb in der Form an die Z e i s s 'scben 

 anlebnen, werden fur die Zwecke bakteriologiscber Untersucbung sebr viel verwendet), 

 W. & H. Seibert in Wetzlar, Dr. E. Hartnack in Potsdam, C. Eeicbert 

 in Wien und Andere. 



