IV. Allgemeine Methodik der Bakterienbeobachtung. 49 



Exponenten) besitzt wie das Glas. Es wird also zwischen Deckglas 

 und Objectivfrontlinse clurcli das dazwischen gebrachte Cedernol eine 

 optiscli homogene Verbindung hergestellt (,,Homogone Immersion") 

 Die von deni Objecte ausgehenden Strahlen gelangen ohne irgend 

 welche Ablenkung in das Objectiv. Es gelangt also ein viel grosserer 

 von dem Objecte ausgehender Strahlenkegel zur Wirkung, als es olme 

 die Zwischenlage des Cedemoles der Fall sein wiirde ; d. b. das Leis- 

 tungsvermogen eines solchen Objectivs (das Abb il dungs- oder Auf- 

 losungsvermogen 1 )) muss viel grosser sein als das Leistungs- 

 vermogen eines Systems von derselben Vergrosserung, bei welcliem sich 

 zwischen Deckglas imcl Objectiv eine Luftscbicht befindet (,,Trocken- 

 system"); das Leistungsvermogen muss auch grosser sein als das 

 eines Systems, welches nur Wasser als Immersions -Flussigkeit ver- 

 wendet ( "Was ser-Immersions- System"). 2 ) Die Immersions- 



*) Man versteht hierunter die Fahigkeit mikroskopiscber Objective, feine Struc- 

 turen, Details innerhalb der Objecte zur Darstellung zu bringen. Das Abbildungs- 

 vermogen hat seinen Sitz einzig und allein in der Function der Oeffmmg des 

 Objectivsysterus. Es stelit unter alien Umstanden in geradem Verhiiltnisse 

 zu der numerischen Apertur (siebe die folgende Anmerkung). 



2 ) Die in ein Objectivsysteru tretende Strablenmenge wird geinessen durch den 

 Oeffnungswinkel des Systems. Der Oeffnungswinkel hat seinen Scheitel im 

 Brennpunkte des Systems ; seine Schenkel werden gebildet durch zwei einander gegen- 

 iiberliegende Mantellinien des von dem Brennpunkte ausgehenden, in das System 

 eintretenden Strahlenkegels. Der Oeffnungswinkel kann naturgemass niemals den 

 Grenzwerth von 180 erreichen. Die Brechungsverhaltnisse , welche bei Benutzung 

 eines Trockensystems an der Oberfliiche des Deckglases statthaben , bringen es nun 

 mit sich , dass einem von dern Deckglase ausgehenden , die Luft durchsetzenden 

 Strahlenkegel von bestimmter (beispielsweise von 180) Weite ein erheblich engerer 

 urspriinglich von dem Objecte ausgehender, das Deckglas durchsetzender Strahlen- 

 kegel entspricht; der letztere wiirde, den Brechungsexponenten des Glases zu 1,52 

 gerechnet , in unserern Beispiele nur 82 17' Weite habeu. Da nun bei der homo- 

 genen Immersion eine jede Ablenkung der Strahlen zwischen Object und Objectiv 

 wegfallt, so nimmt ein Oel-Immersions-System mit einem Oeffnungswinkel von 82 17' 

 genau dieselbe Strahlenmenge auf wie ein ideales (iibrigens praktisch unmogliches) 

 Trockensystern mit einem Oeffnungswinkel von 180. Die blosse Angabe des Oeffnungs- 

 winkels eines Systems ohne Angabe , ob es sich um ein Trockensystem, urn Wasser- 

 oder Oel-Immersion handelt, giebt also keinen Ausdruck fiir die Leistungsfahigkeit des 

 Systems. Aus diesern Grunde hat Abbe den Begriff der ,, numerischen Apertur'' 

 geschaffen. Derselbe beriicksichtigt zu gleicher Zeit den Oeffnungswinkel und den 

 Brechungsexponenten des zwischen Deckglas und Objectivfrontlinse befindlichen Me- 

 diums. Man erhalt die numerische Apertur, wenn man den genannten Brechungs- 

 exponenten mit dem Sinus des halben Oeffnungswinkels multiplicirt. Der maxiraale 

 Grenzwerth der numerischen Aperturen betriigt, wie sich aus dem Gesagten leicht 

 ableiten lasst, fiir Trockensysteme 1,0, fiir Wasser -Immersionen 1,33, fur homogene 

 Immersionen 1,52. 



Gun t her, Bakteriologie. 4. Auflage. 4 



