IV. Allgerneine Methodik der Bakterienbeobachtung. 55 



in Rime liegen sehen, wahrend man, nach der Mitte des Tropfens zu 

 weitergehend, das Bakterienleben allmahlich inimer melir in dem 

 naturlichen, durch die CapiUaritatsverhaltnisse des Randes unbeeinflussten 

 Lagerungs- und Bewegungszustande erblickt. 



Dem Anfanger nicht geringe Schwierigkeiten verursacht nun das 

 Einstellen des Praparates. Es handelt sick dabei um dreierlei 

 verschiedene Dinge: erstens soil die richtige Stelle des Ob- 

 ject es zur Einstellung gflangen ; zweitens soil das Bild des Objectes 

 dem Auge scharf erscheinen, d. h. das Objectiv des Mikroskopes soil 

 den richtigen Ab stand vom Objecte haben; drittens soil die 

 Beleuchtung des Objectes die richtige, zweckentsprechende sein. 



Die ersten beiden Punkte sind relativ leicht zu erledigen. Man 

 muss den mittleren Abstand der versckiedenen Objective vom Objecte 

 ungefahr kennen ; man stellt die Objectebene dann zuniichst mit 

 schvvachem Objectiv unter Benutzung des groben Tubustriebes ein und 

 riickt das Priiparat dann mit der Hand so, dass die zu untersuchende 

 Stelle, in unserem Falle also eine Stelle des Tropfenrandes, genau in 

 die Mitte des Gesichtsfeldes kommt. Mit Vortheil wircl man sich 

 hierbei eines schwachen Oculars bedienen. 1st die richtige Stelle des 

 Praparates centrisch eingestellt, so geht man mit dem Tubus unter 

 Benutzung des groben Triebes etwas nach oben, wechselt dann unter 

 Benutzung des Revolvers das schwache System gegen das Immersions- 

 system um, bringt auf das Deckgias centrisch einen kleinen Tropfen 

 Cedernol und schraubt nun mit Hiilfe des groben Triebes den Tubus 

 so lange abwarts, bis die Frontlinse des Immersionssystems in das 

 Oel eintaucht. Dies letztere beobachtet man von der Seite her; man 

 muss dazu die Augen etwa in Hohe des Objecttisches bringen. 1st die 

 Oelverbindung zwischen Deckgias und Objectiv hergestellt, so schraubt 

 man den Tubus wieder etwas in die Hohe, ohne jedoch die Oel- 

 verbindung zu zerreissen, und bringt nun das Auge wieder iiber das 

 Ocular. Man schraubt nun (am besten, indem man beide Hiinde an 

 die Schraube des groben Triebes bringt), wahrend man in das Mikro- 

 skop hineinsieht, den Tubus ganz langsam und vorsichtig nach abwarts, 

 bis das Bild erscheint; in diesem Augenblick liisst man den groben 

 Trieb los und bewirkt nun die feinere Eiustellung mit Hiilfe der 

 Mikrometerschraube. l ) 



*) Von vornherein gewohne man sicb, das Auge, welcbes beim mikro- 

 skopischen Seben unbetbeiligt ist, wabrend des Mikroskopirens offen zu 

 balteu. Nur ganz zu Anfang wird man durch das von diesem Auge percipirte Bild 

 etwas gestort; bei einiger Uebung kommt Einem dieses Bild gar nicht mebr zum 

 Bewusstsein. Es ist aber ein nicbt hoch genug anzuschlagender Vortheil mit der 



