IV. Allgemeine Methodik der Bakterienbeobachtung. 57 



mi zweiten muss er tiefer, von dem Priiparate welter entfenit stehen. 

 Diese Ueberlegung erweist die Xothwendigkeit , dass der Abbe 1 sche 

 Apparat verschieblich sei. ] ) 



Es 1st an dieser Stelle darauf aufmerksam zu maclien, dass der 

 Brennpunkt des Abbe'schen Apparates fiir parallel eintretende (d. li. 

 z. B. von einer entfernten Wolke herkommende) Stralilen selir nahe 

 (in etwa 2 mm Entfernung) an seiner oberen Linse liegt. 2 ) Damit die 

 Strahlen aber wirklich parallel in den Abbe'schen Apparat eintreten, 

 ist es nothwendig, dass wir die Strahlen der Wolke mit einem P 1 a n- 

 spiegel auffangen und sie dann in den Abbe 'schen Apparat schicken. 

 Das Mikroskop tragt nun in seiner Spiegelfassung gewohnlich z\vei 

 Spiegel, namlich einerseits einen Plan-, andrerseits einen Hohlspiegel. 

 Wiirden wii 1 den letzteren in imserem Falle anwenden, so wiirden wir 

 dem Abbe'schen Apparate nicht parallele, sondern convergirende 

 Strahlen zuschicken, und der Brennpunkt derselbeu wiirde naturgemass 

 dann noch viel naher an der oberen Liuse des Abbe'schen Apparates 

 liegen, d. h. so nahe, dass an ein Zusammenfallen dieses Breimpunktes 

 mit der Objectebene da doch unsere Objecttrager eine gewisse 

 Dicke haben miissen - nicht mehr zu denken wiire. Es ergiebt sich 

 aus. dieser Betrachtung ohne Weiteres die Nothwendigkeit , bei Be- 

 nutzung des Abbe'schen Beleuchtimgsapparates stets den Plan- 

 spiegel, nie den Concavspiegel anzuwenden. 3 ) 



: ) Im Nothfalle kann das Abbe'sche Beleuchtungssystem durch eine irnter 

 der Tischoffnung angebrachte halbkuglige Linse , deren plane Seite nacb oben ge- 

 kehrt ist, und die, in einer Hiilse gefasst, auf- und abwarts verscbiebbar ist, ersetzt 

 werden. 



2 ) Die Firma C. Z e i s s fertigt drei verschiedene Condensorsysterue an ; die- 

 selben unterscbeiden sicb in der Brennweite sowie in der numeriscben Apertur 

 (cf. obeu p. 49, Anm. 2) von einander. Die oben iin Text geniacbte Angabe bezieht 

 sich auf den Condeusor mit der Apertur 1,20; ausserdem wird ein Condenser von 

 1,40 num. Ap. und von etwas kiirzerer Brennweite als der des vorhergebenden, end- 

 licb ein (acbromatischer und centrirbarer) Condenser von 1,0 num. Ap. angefertigt. 

 Der letztere dient hauptsiicblich mikrophotograpbischen Zwecken, wabrend 

 die beiden erstgenannten bauptsacblich beim gewobnlicben mikroskopiscben Arbeiten 

 benutzt werden. Fiir Arbeiten bei Lampenlicht ist im Allgemeinen der Condensor 

 von 1,20 num. Ap. dem von 1,40 num. Ap. vorzuzieben. - - Ganz neuerdings b'efert 

 die Firma C. Zeiss die Mikroskope aucb rnit ,,berausklappbarem Conden- 

 sor"; d. b. es ist eine Einricbtung getroffen, den Abbe'schen Condensor, welcher 



streng genommen nur fiir den Gebrauch mit stark vergrossernden Objectiv- 

 systemen construirt ist, bei Benutzung schwacher Systeme leicht entfernen (zur Seite 

 herausldappen) zu kounen. 



3 ) Nur beim Beobachten mit ganz schwachen Objectiveu , wo der Planspiegel 



besonders bei Verwendung von Lampenlicht oft nicht das ganze Sehfeld 



