IV. Allgemeine Methodik der Bakterienbeobachtung. 73 



maximal zu mac lien, ist also iclentisck mit dem Prin- 

 cipe, das Bild der Lichtquelle in das zn beobachtende 

 Object z u projiciren; und ich darf daher das P r i n c i p der 

 maximalen Belenchtung, welches tibrigens zuerst von mir *) in 

 dieser Fassimg aufgestellt resp. defim'rt worden ist, ganz allgemein fur 

 das mikroskopische Arbeiten empfehlen. 



Noch ein Wort iiber das rein manuelle Vorgehen bei dem Ein- 

 stellen dieser maximalen Belenchtung: Vorausgesetzt, wir hatten 

 das Object mit dem Immersionssystem bei irgend welcher Belenchtung 

 zunachst mogiichst scharf eingestellt, so wiirden wir weiterhin nnr an 

 der Spiegelstellung und an der Stellung des Abbe'schen Condensers 

 eventuelle Aenderuugeu vorzunehmen haben. Wir bringen dann die 

 linke Hand an den Trieb des Abbe'schen Apparates, die rechte an 

 die Spiegelfassung, richten den Spiegel zunachst so, dass die Mitte des 

 Gesichtsfeldes oder das Gesichtsfeld uberhaupt mogiichst stark beleuchtet 

 ist, und schrauben nun den Abbe' schen Apparat auf- oder abwarts, 

 je nachdem die Lichtstarke in der ersten oder in der zweiten Bewegungs- 

 richtung zunimnit, bis wir zum Maximum der Lichtstarke gekommen 

 sind. An der Spiegelstellung nehmen wir nur dann in den einzelnen 

 Momenten dieser Kegulirung der Abbe-Stellung Veriinderungen vor, 

 wenn die Belenchtung aus dem Gesichtsfelde herausgehen resp. nicht 

 centrisch bleiben sollte. Bei einem ideal construirten Mikroskope ist 

 dies allerdings nicht der Fall ; die meisten, auch die besten Instruniente. 

 zeigen aber Fehler in der Centrirung des Abbe'schen Condensers, 

 und diese werden durch geringe Aenderungen der Spiegelstellung 

 corrigirt. Nun wurde noch feinste Einstellung der Bildscharfe mit der 

 Mikrometerschraube erfolgen; und dann ist die gesammte Disposition 

 des Mikroskopes die zweckmassigste, die unter den gegebenen Be- 

 dingungen moglich ist. 



Man kann die maximale Beleuchtung noch auf eine andere Weise 

 einstellen: Nachdem man namlich mit Hiilfe des Immersionssystems 

 das Object zunachst bei irgend welcher Beleuchtung mogiichst scharf 

 eingestellt, d. h. dem Objectiv die richtige Entfeiiiung vom Objecte 

 gegeben hat, entfernt man das Ocular aus dem Tubus (ohne den letz- 

 teren zu verstellen) , blickt dann central in den Tubus. hinein und 

 disponirt nun die Spiegelstellung und die Stellung des auf- und ab- 

 warts verschieblichen Abbe'schen Beleuchtungskorpers so, dass die 

 obere Objectivlinse mogiichst hell leuchtend erscheint, und dass der 

 Mittelpunkt der leuchtenden Partie mit dem Centrum der Liuse zu- 



1. Auflage dieses Buches. 1S90. p. 56. 



