74 A. Allgemeines. 



sammenfallt. Die hierzu nothwendigen Stelmngen cles Spiegels und 

 des Abbe'schen Apparates findet man dnrch Ausprobiren (Hin- mid 

 Herschieben etc.) sehr leicht in wenigen Secunden. Bringt man mm 

 das Ocular in den Tnbns zurfick, so hat man nur noch event, die 

 letzte feine Einstellung der Bildscharfe an der Mikrometerschranbe 

 vorzunehmen, um die zweckmassigste Disponirung des Mikroskopes fiir 

 den gegebenen Fall erreicht zn haben. 



Dass wir bei der Einstellung des gefiirbteu Priiparates keine 

 Abblendung des A b b e ' schen Condensors vornehmen, sondem den- 

 selben voll zur Wirkung kommen lassen, ist nach den oben (p. 58) 

 fiber die Functionen des Abbe' schen Apparates gegebenen Erorterungen 

 selbstverstandlich. x ) 



Das Yerfahren der mikroskopischen Einstellung des 

 gefarbten Trockenpraparates wfirde sich also folgendermassen 

 gestalten : 



1) Position des Praparates auf dem 01)jecttisch so, dass etwa die 

 Mitte des Deckglaschens in der optischen Axe liegt. 



2) Bringeu eines Tropfens Cedemol central auf das Deckglas. 



3) Yorsichtiges Niederschrauben des Tubus mit Hiilfe des gToben 

 Triebes bis zum Eintauehen des Immersionss3 r stems in das Oel. Zurtick- 

 schrauben des Tubus, ohne die Oelverbindung zu zerreissen. 



4) Entfernung jeder Blenduug unterhalb des Abbe'schen Apparates. 

 Stellung des Planspiegels so, dass das Gesichtsfeld (irgendwie) beleuchtet 

 erscheint. 



5) Yorsichtiges, langsames Xiederschrauben des Tubus mit Hiilfe 

 des groben Triebes bis zum Erscheinen des Bildes. 



6) Loslassen des groben Triebes und moglichste Scharfstellung 

 des Bildes mit Hiilfe der Mikrometerschraube. 



7) Herstellung der maximaleu Beleuchtung durch Reguluimg der 



J ) Arbeitet man bei Lampenlicht, so ist das Mikroskopiren bei der ge- 

 schilderten Beleuchtung, narnentKch wenn man sckwacke Oculare verwendet, fiir ein 

 normales Auge hochst unangenehm. Das Auge wird durch die Fiille der Licht- 

 strahleu erheblich geblendet. Man mache es sich , wenn man seine Augen lieb hat, 

 zur Eegel, bei der Beobachtung mit Lampenlicht und vollem Condenser stets 

 Maue G laser zu benutzen (cf. p. 56, Anm. 2). Es ist nicht statthaft, das Licht 

 dadurch abzustumpfen , dass man den Condenser abblendet, oder dass man durch 

 vertikale Verschiebung des Condensors von dem Principe der maximalen Beleuchtung 

 abweicht. Denn in den beiden letzteren Fallen wiirde man mit engerem Beleuch- 

 tungskegel arbeiten, Diffractionssaume an den Contouren der Objecte erzeugen und 

 ein Zustandekommen des gewiinschten (und fiir die nieisten Zwecke unumganglich . 

 nothwendigen) rein en Farbenbildes (cf. p. 59) vereiteln. 



