172 A. AUgemeines. 



setzte die Schalchen auf den Grand eines cylinderformigen Grlasgefasses 

 imd mit diesem erst der Luft aus. Die Luft innerhalb des Cylinders 

 ist von den ausseren Luft sir 6'inungen mehr oder weniger unabhangig, 

 und so konnten wenigstens einigermassen anch quautitativ vergleich- 

 bare Eesultate zwischen den an verschiedenen Orten ausgefiihrten 

 Untersuchungen erhalten werden. Als Nahrboden zeigte sich Weizen- 

 infusgelatine am zweckmassigsten. 



Eine Metbode, welch e beziiglich der Quantitat der in einem 

 bestimniten Luftvolumen euthaltenen Keime erbeblicb mehr leistete, 

 wurde dann von W. Hesse 1 ) erfunden. Hesse saugt vermittels 

 eines Aspirators das zu untersuchende Luftquantum durch ein 

 horizontal liegendes, ca. 70 cm langes, 3,5 cm weites Glasrohr, 

 dessen Innenwand mit Nahrgelatine ausgekleidet ist. Die Keime setzen 

 sich dabei aus der Luft auf der Gelatine ab. Xaturgemass muss die 

 Geschwindigkeit des Luftstromes sich in gewissen Grenzen halten, weil 

 sonst Keime aus der Rohre wieder austreten konnten, ohne sich auf 

 der Gelatine abgesetzt zu habeu. 



Ein bequemeres und leistungsfahigeres Verfahren der quanti- 

 t at i ven Luftuntersuchung auf Mikroorganismenkeime 

 wurde dann von Petri-) ausgearbeitet. Das Verfahren ist wohl das 

 beste der iiberhaupt existirenden. Petri saugt die Luffc mit Hiilfe 

 einer Handluftpumpe, die einen in ihrem Volumen geaichten 

 Kolben besitzt und durch erne Kurbel in Bewegung gesetzt wird, durch 

 ein Sandf ilter, in welchem die Keime zuriickgehalten werden. Das 

 mit den Keimen beladene Filter wird in ein ,,Petri'sches Schalchen" 

 (cf. oben p. 156) gebracht, der Sand wird daun mit geschmolzener 

 Xahrgelatine vermischt und griindlich darin vertheilt. Die sich nach 

 dem Erstarren der Gelatine entwickelnden Colonien konnen dann 

 gezahlt und weiter untersucht werden. Der Sand hat eine Korn- 

 grosse von 0,25 0,5 mm und wird vor der Verwendung ausgegiiiht. 

 Derselbe wird in zwei durch kleine Drahtnetze gestiitzten Schichten 

 von je 3 cm Lange mid 1,5 1,8 cm Durchmesser in ein 8 9 cm 

 langes Glasrohr eingebracht und in dieser Anordnung zum Filtriren 

 der Luft verwendet. Mcht mehr als 5 10 Liter Luft pro Minute 

 werden durch das Filter gesaugt, so dass die Geschwindigkeit' des 

 Luftstromes im Filter 0,7 m pro Secunde nicht iibersteigt. Bei 

 den einzelnen Bestimmungen werden 50 100 Liter Luft zur Unter- 

 suchung filtrirt. 



! ) Mittb. a. d. Kais. Ges.-Amte. Bd. 2. 1S84. 



-) Centralbl. f. Eakt. Bd. 2. 1SS7. No. 56. Zeitscbr. f. Hyf?. Bd. 3. IsST. 



