II. Allgerneine Lebensbedingungen der Bakterien. 29 



and es liegt deshall) sehr nahe, daran zu denken, dass an Stelle der 

 mit stromendem Dampfe arbeitenden Apparate viel besser die mit ge- 

 spanntem Dampfe arbeitenden Apparate (Autoclav, Digester) zu 

 benutzen waren. Zweierlei steht jedocb der allgemeinen Einfiihrung 

 der letzteren entgegen. Wenn ein Desinfectionsapparat mit gespanntem 

 Dampfe arbeiten soil, so setzt dies einen hermetisch verschliessbaren 

 Ranm voraus. in welchem die Dampfe entwickelt werden. Es ist aber, 

 bevor der genannte Ratun geschlossen wird, unumganglich nothwendig, 

 dass aucb die letzten Spuren atmospharischer Luft ans demselben ent- 

 fernt werden, dass nur Dampf in ilim enthalten ist. Denn erhitzte 

 Luft ist ein sehr unzuverlassiges Desinfectionsmittel, wie wir oben ge- 

 sehen haben, und es wiirde durch das Zuriickbleiben von Luft in dem 

 Apparate der Erfolg der Desinfection ein zweifelhafter werden. Der 

 Zeitpunkt aber, in welchem alle Luft entfernt ist, ist gar nicht ganz 

 leicht festzustellen; es erfordert dies jedenfalls ein besonders geschultes 

 Personal. Der zweite Grand, welcher der Einfiihrung derartiger Apparate 

 entgegensteht, ist der der Explosionsgefahr. Zur Aufstellung derselben 

 bedarf es stets besonderer polizeilicher Genehmigung. Beide Puukte 

 kommen nicht in Betracht bei den gebriiuchlichen , mit ungespanntem 

 Dampfe von 100 C. arbeitenden Desinfectionsapparaten. Jeder Dampf- 

 desinfectionsapparat sollte iibrigens so constrairt sein, dass der Dampf 

 an der obersten Stelle des Desinfectionsraumes in den letzteren ein- 

 geleitet wird, und dass er an der untersten Stelle desselben wieder aus- 

 tritt. Da der Dampf specifisch leichter ist als die atinospharische Luft, so 

 kommt nur bei dieser Anordnung eine moglichst schnelle Verdrangung 

 der Luft durch den Dampf zu Stande. 



Man hat iibrigens daran gedacht, ungespannten Wasserdainpf von 

 100 C. liber stark erhitzte Metallflachen streichen zu lassen, um ihm 

 dadurch eine hohere Temperatur zu verleihen, ohne dass dabei seine 

 Spannung eine hohere wiirde. Solcher ungespannter stromender iiber- 

 hitzter Dampf verhalt sich aber, wie Yersuche von v. Es march 1 ) 

 gezeigt haben, in seiner keimtodtenden Kraft genau vtie erhitzte trockene 

 Luft, d. h. er ist fur die Zwecke der Desinfection im Allgemeinen 

 ebenso unbrauchbar vtie heisse, trockene Luft. 



Die Gebrauchsgegenstiinde des tagiichen Lebens, welche in den 

 Desinfectionsanstalten mit stromendem Wasserdampfe behandelt werden, 

 vertragen im Allgemeinen diese Procedur ausgezeichnet. Kleider, AViische, 

 Betten, Biicher kommen aus dem Apparate unversehrt hervor. Sie 

 trocknen an der Luft in kiirzester Frist und sind dann wieder ge- 



Zeitsehrift f. Hygiene. Bd. 3. 1887. 



