56 A. Allgemeines. 



Die gemmnten Manipulationen, welche die richtige Einstellung 

 des Priiparates und des Objectives zum Zwecke haben, setzen jedocli 

 eine richtige, zweckmassige Beleuchtung voraus. Okne dass man die 

 Beleuchtung, wenigstens annahernd, zimachst regulirt hat, sind diese 

 Manipulationen z. Th. gar nicht ausfuhrbar. "Wir miissen uns deshalb 

 mit der Beleuchtung etwas eingehender beschaftigen. 



Der Beleuchtungskorper des modernen Mikroskopes besteht, wie 

 bereits enviihnt, aus einem Spiegel, welcher die Strahlen der Licht- 

 quelle auffangt, und aus einem Linsensystem (Abbe' scher Beleuchtungs- 

 apparat), in welches hinein- die Strahlen von clem Spiegel aus geworfen 

 werden, urn schliesslich auf einer relativ kleinen Stelle des Objectes 

 concentrirt zu werden. Es ist nun, wie uns Eob. Koch 1 ) gelehrt 

 hat, das erste Erfordemiss znm Zustandekommen eines guten Bildes - 

 dies gilt fur jeden einzelnen Fall, wie auch die Yerhaltnisse im Uebrigen 

 liegen niogen , dass die von der Lichtquelle ausgehenden Strahlen 

 in der Objectebene vereinigt werden, d. h. dass ein mog- 

 lichst scharfes Bild der Lichtquelle in der Objectebene 

 entsteht. Wenn ich mit schwachem Systeme das Object scharf ein- 

 gestellt babe, so muss ich also den Beleuchtungskorper meines 

 Mikroskopes so disponiren, dass ich ausser dem korpeiiich vorhandenen 

 Objecte noch das (reelle) durch den Beleuchtungskorper in das Object 

 projicirte Bild der Lichtquelle erblicke. Ist die Lichtquelle vom 

 Mikroskope welter entfemt, wircl sie z. B. durch weisse Wolken dar- 

 gestellt, so liegt der Vereinigungspunkt ihrer Strahlen naher an der 

 oberen Linse des Abbe'schen Apparatus , als wenn die Lichtquelle 

 naher am Mikroskope steht, z. B. durch die Flamme einer auf dem 

 Tische stehenden Petroleiunlampe -) reprasentirt wird. In clem ersteren 

 Falle muss also der Abbe'sche Apparat holier, dem Praparate naher, 



Befolgung dieses Rallies verbunden. Beim rnikroskopischen Sehen soil namlich, 

 darait das Auge von unnutzer Anstrengung moglicbst frei , das Arbeiten ein mog- 

 licbst bequemes sei, die Accommodation vollig erscblafft sein; das Auge soil auf die 

 Feme eingestellt sein. Eine vollige Erscblaffung der Accommodation ist aber nur 

 dann zu erreicben , wenn die gesammte Augenmuskulatur sicb im Zustande der 

 Euhe befindet, wenn also auch der Schliessmuskel des anderen Auges ausser Thiitig- 

 keit ist. 



1 ) Cohn's Beitr. z. Biol. d. Pfl. Bd. 2. 1877. p. 410. 



2 ) Als Lichtquelle benutzt man bei Tage am besten eine belle Stelle des 

 Himmels (weisse Wolken etc.). Directes Sonnenlicbt ist fiir die Zwecke der Beob- 

 achtung nie zu benutzen. Bei Abend benutzt man als Lichtquelle am besten eine 

 gewohnliche Petroleiunlampe (Studirlampe). Ein auf die obere Ocularlinse gelegtes 

 oder im Blendungstrager angebrachtes schwacb blaues (Cobalt-) Gias dampft die 

 gelben Strahlen der Flamme und erleichtert das Mikroskopiren bei Lampenlicht sehr. 



