IV. Allgemeine Methodik der Bakterienbeobacbtung. 59 



fur die Zwecke der praktischen Mikroskopie brauchbar gemacht hat, 

 war Rob. Koch. 1 ) Die Beleuchtung in it vollem Abbe'- 

 schen Condenser vernichtet das ,,Structurbild", isolirt 

 das ,,Farbenbild". Diese Beleuchtung wird also iiberall da am 

 Platze sein, wo es sich um Darstellung gefarbter Theile des Objectes 

 gegeniiber ungefarbten handelt, z. B. bei der mikroskopischeii Dar- 

 stellung von gefarbten Bakterien, die in Schnitten thierischer Organe 

 enthalten sind. Hier werden wir den vollen Abbe'schen Condensor, 

 zumal wenn es sich um relativ (d. h. gegeniiber den Gewebszellen) 

 sehr kleine Bakterien handelt, nicht entbehren konnen; denn allein 

 diese Beleuchtung loscht die Contouren der ungefarbten Gewebstheile 

 (die, wenn sie sichtbar sind, kleine gefarbte Bakterien sehr gut ver- 

 decken konnen) aus und liisst die gefarbten Theile dafiir desto deut- 

 licher herv r ortreten. 



Wollen wir aber un gefarbte Objecte oder Objecttheile zur 

 Anschauung bringen, so diirfen wir den vollen Abbe'schen Condensor 

 nicht anwenden. Wir bringen dann ein Diaphragma mit ziemlich enger 

 centraler Oeffnung (gewohnlich einfach ,,enge Blende" genannt) 

 unter den Abbe'schen Beleuchtungsapparat. Es werden so die Rand- 

 strahlen abgeblendet, und es komint dann auf das Object nur eine 

 relativ kleine Menge centraler Lichtstrahlen, ein sehr spitzwinkliger 

 Strahlenkegel, zur "Wirkung; dieser unterscheidet sich in seiner Wir- 

 kung nicht wesentlich von einem Biindel paralleler Lichtstrahlen und 

 liisst die Contouren ungefarbter Objecttheile deutlich zur Anschauung 

 kommen. 



Ivehren wir nun zu unserem hiingenden Tropfen zuriick, 

 so haben wir hier eine Fliissigkeit (Wasser etc.) vor uns, in welcher 

 Bakterien suspendirt sind. Die Fliissigkeit sowohl wie die Bakterien 

 sind ungefarbt. Die Darstellung der letzteren erfordert es also, die 

 Beleuchtungsverhaltnisse so eiuzurichten, wie sie zur Sichtbarmachung 

 des ,,Structurbildes" nothwendig sind; d. h. wir diirfen bei der 

 Beobachtung des hangenden Tropfens nicht den vollen Abbe'schen 

 Condensor anwenden, sondern miissen denselben dtirch eine enge 

 Blende abblenden. 2 ) 



1 ) Uutersuchungen iiber die Aetiologie der \Vundinfectionskrankheiten. Leipzig. 

 1878. p. 32 if. 



2 ) Die ,, enge Blende" hat fiir verschieden starke Objectivsysteme verscbiedene 

 Weite. Da niimlicb der maximale Beleuchtungskegel , den ein scbwacbes Objectiv 

 aufzunebraen vermag, ein engerer ist als der, den ein starkeres System aufzunebmen 

 verniag, so ist der Abbe'sche Condensor fiir ein scbwacbes System bereits als 

 ,,offen", als unabgeblendet zu betrachten bei Anwendung einer Blendenweite, die, bei 



