(50 A. Allgemeines. 



Das Verfahreu tier mikroskopischen Einstellung d e s h a n g e n- 

 den Tropfens wiirde sich also folgendermassen gestalten: 



1) Abblendung des Condensors mit enger, etwa stecknadelkopf- 

 grosser, 1 ) Blende. 



2) Scharfe, centrale Einstellung des Tropfenrandes mit schwachem 

 System und Planspiegel. 



3) Regulirung der Stellung des Abbe' schen Apparates (Ein- 

 stellung des Bildes der Lichtquelle in die Objectebene). 



4) Centrirung des Bildes der Lichtquelle durch Regulirung der 

 Spiegelstellung. 



5) Hochschrauben des Tubus und Auswechseln des schwachen 

 S} T stems gegen das Immersionssystem. 



6) Enveiterung der Blende bis zu etwa Erbsengrosse. ~) 



7) Bringen eines Tropfens Cedemol auf das Deckgias. 



8) Vorsichtiges Niederschrauben des Tubus mit Hiilfe des groben 

 Triebes bis zum Eintauchen des Systems in das Oel. Zuriickschrauben 

 des Tubus, ohue die Oelverbindung zu zerreissen. 



9) Vorsichtiges, langsames Mederschrauben des Tubus mit Hiilfe 

 des groben Triebes bis zum Erscheinen des Bildes im Mikroskope. 



10) Loslassen des groben Triebes und letzte Regulirung der Ein- 

 stellung durch die Mikrometerschraube. 



11) Sollte das Gesichtsfeld sich nicht an alien Stellen gleich- 

 miissig beleuchtet zeigen, so kann man diesen Fehler durch im'nimale 

 Yerstellung des Spiegels ohne Weiteres beseitigen. 



Es moge hier ein fur alle Mai darauf hingewiesen werden, dass 



man sich bei der mikroskopischeu Betrachtung eines jeden Objectes 



besonders wenn starke Objective zur Yerwendung kommen zu- 



einem starkeren System in Anwendung gebracbt, hier uicht dem vollen Beleuchtungs- 

 kegel, sondern nur eineni centralen Tbeile desselben den Durcbtritt gestattet. Ob bei 

 einer bestimmten mikroskopiscben Beobacbtung der fiir das gerade benutzte Objectiv- 

 systeui ,,volle" Beleucbtungskegel in Wirkung ist (ob ,,die Apertur des Systems 

 [cf. p. 49, Anna. 2] voll ausgenutzt" ist), priift man am besten so, dass man das 

 Ocular aus dem Tubas entfernt und dann in den Tubus central bineinsiebt. Er- 

 scbeint die obere Liuse des Objectivsystems in ibrer ganzen Ausdebnung von Licbt 

 erfiillt, so ist der voile Beleucbtungskegel in Wirkung. Ist der Beleucbtungskegel 

 mebr oder weniger reducirt, so findet man nur eine kleinere oder grossere centrale 

 Partie der oberen Objectivlinse von Licbt erfiillt. Die ,,enge" Blende bat bei 

 scbwacbem Trockensystem (Zeiss A, Leitz 3) zweckmassig etwa Stecknadelkopf- 

 grosse, bei Oelimmersionssystemen zweckmassig etwa Erbsengrosse. 



J ) cf. die vorige Anmerkung. 



' 2 ) cf. die vorletzte Anmerkung. 



