V. Allgemeine Metkodik der Bakterienziicktung. 169 



vorriclitimg des Mikroskopes zu bakteriologischen TJntersuchungen" 

 empfehlen. 



Der Thermoregulator kann nach verschiedenen Principien 

 constriiirt sein. Am zuverlassigsten sind und am genauesten wirkm 

 die electrischen Thermoregulatoren. Bei diesen steht iunerhalb 

 des Wassermantels des Thermostaten ein sogenanntes Contactthermo- 

 meter, d. h. ein Quecksilberthermometer , dessen Quecksilbersaule bei 

 der Erreichung eiuer bestimmten, bei jedem einzelnen Instrumente von 

 dem Verfertiger ein fur alle Mai fest eingestellten , Temperatur mit 

 einem Platindraht in Contact tritt. Dadurch wird dann eiu galva- 

 nischer Strom geschlossen, welcher seinerseits emeu Electromagneten 

 in Thatigkeit setzt, der die Gaszufuhr zur Heizflamme des Thermo- 

 staten absperrt oder vielmehr auf ein Mininium reducirt. Wenn dann 

 der Wassermantel sich wieder unter die genannte Temperatur abgekiihlt 

 hat, so wird der Contact aufgehoben, der Electromagnet tritt ausser 

 Thatigkeit, die Heizflamme erlangt ihre frahere Grosse u. s. f. Mit 

 Hiilfe der electrischen Thermoregulatoren kann man die Brutschrank- 

 temperaturen bis auf Zehntel Grade genau einstellen. 



Weniger strengen Anforderungen , aber immerhin den meisteu 

 Bediirfnissen des bakteriologischen Laboratoriums, genugen die, im 

 Principe von Bun sen und Lothar Meyer stammenden, Thermo- 

 regulatoren, bei welchen der Gaszufluss zur Heizflamme bei Erreichung 

 der gewiinschten Temperatur durch Quecksilber abgesperrt wird. 

 Diese Regulatoren sind im Gegensatz zu den electrischen vom 

 Gasdruck abhangig: sie lassen bei hoherem Gasdruck mehr Leuchtgas 

 durch als bei niedrigerem. Ganz besonders mochte ich das von 

 H. Rob. r beck 1 ) verfertigte Model! empfehlen. Dasselbe besteht aus 

 einem starkwandigen , c. 14 mm weiten, c. 34 cm Ian gen, vertikal 

 stehendeu Glasrohr, welches unten geschlossen und in der Mitte durch 

 eine horizontale glaserne Scheidewand abgetheilt ist, die central eine 

 enge, nach unten sich in ein offenes Glasrohr fortsetzende Oeffnung 

 besitzt. Der Raum unterhalb der Scheidewand ist beinahe vollstiindig 

 mit Quecksilber angefiillt, welches durch das erwahnte Glasrohr in 

 den oberen Raum gelangen kann. Auf dem unteren Quecksilberhori- 

 zont schwimmen mehrere Tropfen Aether. Der ganze Apparat steht 

 in dem auf bestimmte Temperatur zu erwarmenden Wassermantel des 

 Thermostaten. Je mehr mm durch die Elainme das Wasser erhitzt 

 wird, desto mehr dehnen sich die Aetherdampfe aus; dabei wird das 

 Quecksilber mehr und mehr aus dem unteren Raume in den oberen 



Berlin N.W., Karlstrasse 24. 



