V. Allgerneine Methodik der Bakterienziichtung. 175 



eingesaeten Iveime in isolirten Colonien, deren Anzahl in der weiterhin 

 zu besprechenden Weise festgestellt werden kann. 1st das zu unter- 

 suchende Wasser ausserordentlich reich an entwickelungsfahigen Keimen, 

 so ist es zur Erzielung brauchbarer Culturplatten nothwendig, das- 

 selbe auf das 10 bis 20fache Volumen mit sterilisirtem Wasser zu 

 verdunnen. 



Die Feststellung der Anzahl der auf der Platte zur Entwickelung 

 gekommenen Colonien geschieht am besten mit Hiilfe eines zu diesem 

 Zwecke (von W o 1 f fh u g e 1 ) construirten Zahlapparates. Der 

 letztere besteht aus einer horizontalen schwarzen Tafel, auf welche 

 die Culturplatte aufgelegt wird. In einiger Entfernung dariiber wird 

 eiue Glasscheibe gelegt, in welche ein Gitterwerk von gleich grossen 

 Quadraten mit dem Diamanten eingerissen ist. Auf dieser Platte 

 steht eine dreibeinige Loupe, durch die hindurch man zugleich das 

 Gitterwerk mid die Colonien sieht. 1 ) Man bestimint nun fur eine 

 Reihe von Quadraten durch directe Zahlung die Anzahl der in jedem 

 liegendeu Colonien, nimnit daraus das Mittel und multiplicirt die ge- 

 wonnene Zahl mit der Anzahl der Quadrate, die auf die ganze Platte 

 kommen. 



Ist die Zahl der auf der Platte zur Entwickelung gekommenen 

 Colonien sehr gross, oder, was dasselbe sagt, liegen die Colonien sehr 

 dicht neben einander, so gelingt es haufig gar niclit die Anzahl der- 

 selben mit Hiilfe des beschriebenen Zahlapparates zu bestimmen. In 

 solchen Fallen kann man die Zahlung sehr bequem u n t e r d e m 

 Mikroskope 2 ) vornehmen. Zu dem Zwecke bestimmt man sich 

 zunachst, unter Zuhiilfenahme eines Objectmikrometers, fiir sein In- 

 strument - und zwar fur ein bestimmtes, schwaches System, fur ein 

 bestimmtes Ocular und fiir eine bestimmte Tubuslange - - ein fur alle 

 Mai den Flacheninhalt des Gesichtsfeldes. Man bringt dann die 

 Culturplatte unter diesen Bedingungen unter das Mikroskop und zahlt 



J ) Durch Mie (Hyg. Rundschau. 1S94. p. 294) ist der Wolff huge 1'sche 

 Apparat in sehr zweckmassiger Weise dahin modificirt worden, dass das Gitter- 

 werk auf der unter en, schwarzen Tafel angebracht ist, und dass die obere Glasscheibe 

 nur dazu benutzt wird, die Stehloupe zu tragen. Die Wirkung der Parallaxe, welche 

 bei dem urspriinglichen Wolffhugel'schen Apparate - - in Folge der ziemlich be- 

 deutenden Differenz der Entfernungen , die die Culturplatte einerseits und die Mess- 

 platte andererseits voni Auge des Untersuchers haben - - eine recht erhebliche war 

 und gelegentlich zu mehr oder weniger fehlerhaften Auszahlungen Veranlassung geben 

 musste, ist bei dem Mie'schen Apparate, der die Cultur- und die Messplatte nahe 

 an einander bringt, auf ein Minimum reducirt. 



2 ) cf. Buchner, Longard und Eiedlin (Centralbl. f. Bakt. Bd. 2. 

 1887. p. 3). 



