( a4o ) 



rature pendant la durée de l'expérience, enfin de l'estimation de la tempé- 

 rature elle-même. 



» Le vasedont nous nous servons est en porcelaine façonnée sous forme de 

 ballons de a8o centimètres cubes, à col étroit, que M. Gosse, de Bayeux, a 

 mis la plus grande complaisance à nous faire fabriquer avec un soin extrême. 

 Ce ballon est fermé d'une manière imparfaite par un petit cylindre de por- 

 celaine de I à a millimètres de diamètre et qui entre à frottement dans le 

 cqI étroit du ballon. A la fin de l'expérience, on fond ce cylindre avec le 

 chalumeau à gaz tonnants sur une petite épaisseur, ce qui le fixe à la partie 

 béante du col en produisant une fermeture hermétique gardant très-bien le 

 vide. 



» Ce vase est enfermé dans un vase distillatoire en fer que nous avons déjà 

 décrite), dans lequel on emploie des vapeurs métalliques à produire une 

 températureconstante, exactement comme s'il s'agissait de portera loo degrés 

 un espace clos au moyen de la vapeur d'eau bouillante, ou même, comme 

 nous l'avons déjà fait (**), d'obtenir avec les vapeurs de mercure ou de 

 soufre bouillants des températures invariables de 35o et de 440 degrés. Dans 

 les expériences que nous publions aujourd'hui, nous nous sommes servis des 

 vapeurs de cadmium (860 degrés) ou de zinc ( io4o degrés) bouillants. C'est 

 ainsi que nous obtenons dans la température une constance que nous avons 

 vérifiée par les moyens les plus délicats. 



)) Quanta la température, nous nous sommes affranchis des difficultés desa 

 détermination précise, en opérant toujours dans des vases de même matière, 

 de même capacité, dans lesquels nous enfermons successivement de la vapeur 

 d'iode (***), et la vapeur du corps que nous expérimentons. Nous obtenons 

 ainsi avec une grande rigueur le rapport des densités de ces deux vapeurs, 

 dont l'une, celle de l'iode, a été fixée par nos devanciers et par nous-mêmes 

 avec une grande exactitude. La détermination de la température devient 

 complètement inutile par ce moyen. 



» Nous ne pouvons dans ce court extrait ni décrire nos appareils ni exposer 

 le mode opératoire que nous avons adopté : nous dirons seulement que nous 

 nous sommes tenus le plus près possible des procédés de M. Dumas, modi- 



(*) Yoyez'Comptes rendus, t. XLV, p. 821, la description de cet appareil. 

 (**) Loco citato. 



(***) La vapeur d'iode est substituée à l'air dans cette sorte de détermination thermomé- 

 trique, simplement parce que, la vapeur d'iode étant neuf fois environ plus lourde que l'air, les 

 • erreurs de pesée sont moins importantes. 



