(499) 

 tion de cette vis, ces butoirs établissent un courant électrique en rencontrant 

 un petit ressort. 



)) Une horloge qui ferme un courant électrique à chaque seconde ditise 

 en secondes, par le tracé d'une pointe métallique, une bande de papier 

 électrochiraique qui se déroule d'une manière continue par l'effet d'un 

 mouvement d'horlogerie. Une seconde pointe marque sur ce papier les mi- 

 nutes de l'horloge parallèlement aux secondes. Une troisième pointe inscrit 

 alors dans la rotation delà vis du micromètre l'instant où chacune des divi- 

 sions de cet instrument passe sous le ressort et établit le courant, et une 

 quatrième pointe est destinée à marquer de même les tours entiers de la vis. 

 Enfin, sur le même papier, une cinquième pointe trace à la volonté de 

 l'observateur, qui, au moyen d'une touche, peut établir un courant élec- 

 trique. 



» On comprend maintenant facilement comment se fait l'observation. 

 L'observateur amène le fil du micromètre à bissecter l'astre et l'y maintient 

 par un mouvement continu et régulier de la manivelle. Chaque fois qu'il 

 juge son pointé bon, et tant qu'il trouve l'astre bien bissecté, il établit le 

 courant électrique de la cinquième pointe. 11 ne reste plus alors qu'à re- 

 chercher sur la bande de papier quelles étaient les divisions du micromètre 

 qui, pendant ce temps, passaient sous l'index, et les heures précises de ce 

 passage. 



« Ce procédé a sur celui que j'ai antérieurement décrit, outre l'avantage 

 d'une plus grande simplicité de l'instrument, celui de permettre de faire un 

 plus grand nombre de pointés en très-peu de temps. L'élimination des 

 équations personnelles est ici complète, puisque l'observateur n'a plus à 

 s'occuper de la mesure du temps, et puisqu'un petit retard sur l'instant où 

 il marque que son pointé est bon n'influe pas sensiblement sur l'observation, 

 à cause du mouvement du micromètre qui se continue régulièrement, avan- 

 tage que n'a pas l'emploi des chronographes électriques pour l'enregistre- 

 ment des passages avec la lunette méridienne ordinaire. 



» Le clironographe, au lieu d'être électrochimique, pourrait être méca- 

 nique, c'est-à-dire électromagnétique. Quant aux retards de tracé et de 

 pointage auxquels il pourrait donner lieu, il est très-aisé de les mesurer 

 directement de la même manière que je l'ai fait avec le chronographe électron 

 chimique que j'ai disposé en i856 pour déterminer la différence des longi- 

 tudes de Bourges et de l'Observatoire de Paris. » 



66.. 



