( 598 ) 

 gles à l'aide d'un cercle intérieur à la lunette et découpé par des crans de 

 lo degrés en lo degrés, et à évaluer les hauteurs au moyen de la distance 

 invariable de deux fds ou de deux crans éloignés d'une minute l'un de 

 l'autre. 



» Ce système, au fond très-simple et très-ingénieux, me semble con- 

 damné par l'incertitude des résultats. Il a en outre l'inconvénient de forcer 

 l'observateur à maintenir l'objet qu'il a en vue sur les bords du champ, 

 c'est-à-dire dans la partie la moins favorable; il faut de plus renoncer à 

 l'usage de grossissements un peu forts, afin de conserver au champ l'éten- 

 due nécessaire. Enfin il serait impossible d'observer ainsi les protubérances 

 avant ou après la fin de l'éclipsé, car, pour les voir alors, il est indispensa- 

 ble d'exclure de la lunette la partie émergée du disque solaire. 



» Premier instrument. — L'appareil que j'ai l'honneur de présenter à l'A- 

 cadémie est fondé sur la remarque suivante. Pour déterminer exactement 

 la position des protubérances, il n'est pas nécessaire de connaître la direc- 

 tion du rayon solaire qui y aboutit ; il suffit de mesurer celle de la tangente 

 correspondante au disque lui-même. De là un mode d'opérer qui permet 

 d'employer les forts grossissements et de placer la région qu'on étudie au 

 milieu du champ. Ce mode consiste à adapter à une lunette un micromètre 

 de position mobile autour de l'axe de la lunette. Le réticule se compose d'un 

 fil fixe et d'un fil mobile, toujours parallèle au premier. L'origine des divi- 

 sions sera donnée par un petit niveau fixé au tube du micromètre. Il sem- 

 blera d'abord que ce mode soit impraticable, à cause du temps nécessaire 

 pour lire la position de l'alidade sur le limbe divisé, mais voici conuuent 

 j'élude cette difficulté. Le limbe divisé est entouré d'un autre limbe en étain; 

 à chaque position de l'alidade, au lieu de lire le vernier, je pointe sur ce 

 limbe d'étain avec un petit ressort muni d'une fine aiguille, et j'enregistre 

 ainsi provisoirement la direction observée. Lorsque l'éclipsé est finie, rien 

 de plus facile que de ramener, à l'aide d'une petite loupe, la pointe de l'ali- 

 dade dans toutes les marques et de faire alors à loisir la lecture des ver- 

 niers. Même procédé pour enregistrer sur le limbe de la tête de vis du ré- 

 ticule les opérations effectuées à l'aide du fil mobile qui servira à mesurer 

 la hauteur de quelques protubérances remarquables. Avec un peu d'habi- 

 tude, prise sur des disques artificiels, j'espère parvenir ainsi à mesurer deux 

 fois, avec une précision qu'il devait sembler impossible d'atteindre, la posi- 

 tion de cinq ou six protubérances, et de garder encore assez de temps pour 

 examiner, comme l'ont fait les observateurs du Brésil, la forme et les cou- 

 leurs de ces apparences, ainsi que leurs relations de position avec les traits 



